http___bg.iammeter.com_newsshow_Blog-time-interval-parameter_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 13.1 13.2 13.3 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1
Как да разберете параметъра за времеви интервал в Wi-Fi енергомера Тази статия ще опише "времевия интервал" концепция за параметър в Wi-Fi енергомера. Този параметър е лесен за объркване, защото има много "времеви интервал" концепции в този продукт. Как да разбираме "времеви интервал" параметър в измервателя на Wi-Fi енергия Wi-Fi измервателят на енергия се състои от две основни части, аизмервателен модули аWi-Fi модул, като снимката по-долу. Измерващ модул: това е ASIC, измерва електрическите параметри (напрежение, ток, активна мощност, фактор на мощността) при много висока честота на семплиране (ниво от милисекунди). Киловатчасовете (kWh) също се изчисляват директно от измервателния модул, високата честота на дискретизация гарантира точността на данните за kwh (точност: клас 1). Wi-Fi модул:изисква данни от измервателния модул и отговаря за комуникацията с клиента. Концепцията за времеви интервал в Wi-Fi измервателя на енергия Когато използваме Wi-Fi измервателя на енергия, трябва да обърнем внимание само на концепцията за времеви интервал, която се отнася до "клиент" Например: - когато трябва да контролирате някое устройство локално (като зареждане или презареждане на батерията, или управление на някакъв голям товар, като термопомпа), ще ви трябва бърза реакция от показанията на електромера, тогава Modbus/TCP би бил по-добър опция. Можете да обновявате електрическия параметър на всяка 1 секунда в режим modbus/tcp, което е най-бързата честота на семплиране във всички опции.Как да използвате modbus/tcp в измервателя на Wi-Fi енергия на IAMMETER - Ако искате да качите данни на вашия собствен сървър (как да качите енергийните данни на Wi-Fi енергомера на собствения сървър на клиента чрез http, tls, tcp и mqtt), можете да зададете интервала на качване ръчно чрез локален API, диапазонът е от 12 секунди до 1200 секунди (Как да надстроите до най-новата версия на FW и да зададете интервала на качване). - ако просто искате да получите електрическите параметри в LAN, не много често. Можете просто да използвате локалния API, минималният интервал е 2 секунди.https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-PVOutput(Моля, имайте предвид, че ако имате нужда от по-чести заявки за данни, не препоръчвайте използването на локалния API. Моля, използвайте Modbus/tcp, когато имате нужда от чести заявки за данни.) Високи светлинни характеристики на Wi-Fi измервателя на енергия Наблюдавайте слънчевата фотоволтаична система за наблюдение чрез Wi-Fi електромер Wi-Fi измервател на енергия & домашен помощник Wi-Fi енергиен монитор & NodeRed Wi-Fi енергийни данни & Openhab Двупосочно, DIN шина, трифазен измервател на енергия, MQTT, WiFi, Modbus TCP/RTU, измерване на нетната енергия
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 11.3 12.1 13.1 13.2 13.3 13.4 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
How to understand the time interval parameter in the Wi-Fi energy meter This article will describe the "time interval" parameter concept in the Wi-Fi energy meter. This parameter is easy to confuse because there are many "time interval" concepts in this product. How to understand the "time interval" parameter in the Wi-Fi Energy meter The Wi-Fi energy meter is consist of two basic parts, a metering module, and a Wi-Fi module, like the below pic. Metering module: it is an ASIC, measures the electrical parameters (Voltage, current ,active power,power factor) at a very high sample frequency(Millisecond level). The kilowatt-hours (kWh) are also calculated by the metering module directly, the high sample rate makes sure the accuracy of the kwh data(Accuracy: class 1). Wi-Fi Module: it requests data from the metering module and is responsible for the communication with the client. The time interval concept in the Wi-Fi energy meter When we use the Wi-Fi energy meter, we only need to pay attention to the time interval concept that regards to "client" For example: - when you need to control some device locally (such as charge or recharge the battery, or control some large load such as a heat pump ), you will need a fast response by the energy meter reading, then the Modbus/TCP would be a better option. You can refresh the electrical parameter every 1 second in the modbus/tcp mode, which is the fastest sample frequency in all options. How to use the modbus/tcp in the IAMMETER`s Wi-Fi Energy meter - If you want to upload data to your own server (how to upload the energy data of Wi-Fi energy meter to the customes` own server by http, tls,tcp and mqtt), you can set the upload interval manually by a local API, the range is from 12 seconds to 1200 seconds(How to upgrade to the latest FW version and set the upload interval). - if you just want to get the electrical parameters in the LAN, not very frequently. You can just use the local API, the minimum interval is 2 seconds. https://www.iammeter.com/docs/integrate-with-PVOutput (Please note, that if you need more frequent data requests, do not recommend using the local API. Please use the Modbus/tcp when you need a frequent data request.) Hight light features of the Wi-Fi Energy meter Monitor the solar pv monitoring system by a Wi-Fi energy meter Wi-Fi energy meter & home assistant Wi-Fi energy monitor & NodeRed Bi-directional,Din Rail,Three Phase Energy Meter,MQTT,WiFi,Modbus TCP/RTU,Net energy metering