http___hr.ahanvos.com_news_electrosurgical-units__1.xml
1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 9.2 10.1
The electrosurgical unit is a surgical device used to incise tissue, destroy tissue through desiccation, and to control bleeding (hemostasis) by causing the coagulation of blood. This is accomplished with a high-powered and high-frequency generator that produces a radiofrequency (RF) spark between a probe and the surgical site that causes localized heating and damage to the tissue An electrosurgical generator operates in two modes. In the monopolar mode, an active electrode concentrates the current to the surgical site and a dispersive (return) electrode channels the current away from the patient. In the bipolar mode, both the active and return electrodes are located at the surgical site. During surgical procedures, surgeons use electrosurgical units (ESU) to cut and coagulate tissues. ESUs generate electric current at high frequency at the end of an active electrode. This current cuts and coagulates tissue. The advantages of this technology over the conventional scalpel are simultaneous cutting and coagulating and ease of use in several procedures (including surgical endoscopyprocedures). The most common problems are burns, fire and electric shock. This type of burn usually occurs under the electrode of ECG equipment, under the ESU grounding, also known as return or dispersive electrode), or on various parts of the body that may be in contact with a return path for the ESU current, e.g., arms, chest, and legs. Fires occur when flammable liquids come in contact with sparks from the ESU in the presence of an oxidant. Usually these accidents begin the development of an infectious process in the place of the burn. This can bring serious consequences to the patient and usually increase the patient's stay in the hospital. Safety When used correctly, electrosurgery is a safe procedure. The main dangers during use of an electrosurgical unit are from the rare occurrence of unintentional grounding, burns and the risk of explosion. Unintentional grounding can be avoided by good use of the dispersal electrode and the removal of metal objects from the work area. The patient’s chair should not contain metal that could be easily touched during treatment. Work trolleys should have glass or plastic surfaces. Burns may occur if the dispersal plate is poorly applied, the patient has metal implants or there is intense scar tissue between the plate and the leg. The danger is much less in podiatry, where anaesthesia is local and the patient is conscious. If a patient complains of heating anywhere in the body, treatment should be stopped until the source has been found and the problem solved. Although emergency equipment should be available in case of accident, pressurised cylinders such as oxygen should not be kept in the room where electrosurgery is being carried out. If the preoperative antiseptic contains alcohol the skin surface should be completely dry before applying the activated probe. Failure to do this will cause the residual alcohol on the skin to ignite, which may alarm the patient. Post time: Jan-11-2022
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1
Elektrokirurška jedinica je kirurški uređaj koji se koristi za inciziju tkiva, uništavanje tkiva isušivanjem i za kontrolu krvarenja (hemostaze) izazivanjem zgrušavanja krvi.To se postiže snažnim i visokofrekventnim generatorom koji proizvodi radiofrekvencijsku (RF) iskru između sonde i kirurškog mjesta koja uzrokuje lokalizirano zagrijavanje i oštećenje tkiva. Elektrokirurški generator radi na dva načina.U monopolarnom načinu rada, aktivna elektroda koncentrira struju do kirurškog mjesta, a disperzivna (povratna) elektroda kanalizira struju dalje od pacijenta.U bipolarnom načinu rada, i aktivna i povratna elektroda nalaze se na mjestu operacije. Tijekom kirurških zahvata, kirurzi koriste elektrokirurške jedinice (ESU) za rezanje i koagulaciju tkiva.ESU generiraju električnu struju visoke frekvencije na kraju aktivne elektrode.Ova struja reže i koagulira tkivo.Prednosti ove tehnologije u odnosu na konvencionalni skalpel su istovremeno rezanje i koagulacija te jednostavnost korištenja u nekoliko zahvata (uključujući kirurške endoskopske postupke). Najčešći problemi su opekline, požar i strujni udar.Ova vrsta opeklina obično se javlja ispod elektrode EKG opreme, ispod ESU uzemljenja, također poznatog kao povratna ili disperzivna elektroda), ili na različitim dijelovima tijela koji mogu biti u kontaktu s povratnim putem za ESU struju, npr. ruke, prsa i noge.Požari nastaju kada zapaljive tekućine dođu u dodir s iskrama iz ESU-a u prisutnosti oksidansa.Obično ove nesreće započinju razvoj zaraznog procesa na mjestu opekline.To može donijeti ozbiljne posljedice za pacijenta i obično produžiti boravak pacijenta u bolnici. Sigurnost Ako se pravilno koristi, elektrokirurgija je siguran postupak.Glavne opasnosti tijekom uporabe elektrokirurške jedinice su rijetke pojave nenamjernog uzemljenja, opeklina i opasnosti od eksplozije.Nenamjerno uzemljenje može se izbjeći dobrim korištenjem elektrode za raspršivanje i uklanjanjem metalnih predmeta iz radnog područja.Pacijentova stolica ne smije sadržavati metal koji bi se mogao lako dodirnuti tijekom liječenja.Radna kolica trebaju imati staklene ili plastične površine. Opekline mogu nastati ako je disperziona ploča slabo primijenjena, ako pacijent ima metalne implantate ili postoji intenzivno ožiljno tkivo između ploče i noge.Opasnost je puno manja u podijatriji, gdje je anestezija lokalna, a pacijent pri svijesti.Ako se pacijent žali na grijanje bilo gdje u tijelu, liječenje treba prekinuti dok se ne pronađe izvor i problem ne riješi. Iako bi oprema za hitne slučajeve trebala biti dostupna u slučaju nesreće, boce pod tlakom poput kisika ne bi se smjele držati u prostoriji u kojoj se izvodi elektrokirurgija. Ako predoperacijski antiseptik sadrži alkohol, površina kože treba biti potpuno suha prije nanošenja aktivirane sonde.Ako to ne učinite, zaostali alkohol na koži će se zapaliti, što može uzbuniti pacijenta. Vrijeme objave: 11. siječnja 2022