http___m.hr.cmm-nano.com_info_the-method-to-eliminate-the-er-1252300.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1
When using three coordinate measuring machine for measuring, if meet the measurement deviation is too big, so please click the following method to the problem. Reasons: The fixture is unreliable; Surface roughness of the work-piece is too large or there is some dirt adhered on the surface of the work-piece; 3.CMM accessories connection is unreliable; Correct the measuring stylus; Wrong measuring method. Solutions: When measure the work-piece, (especially small artifacts), we should ensure to use fixture. And measurements are out of relative movement, this will help to improve the accuracy of measurement. Constant temperature processing of work-piece should be taken before a measurement, and then carefully clean its surface, ensure no dirt on the surface. Make sure that all the accessories connected reliability before the measurement. When changing the stylus, please assemble and calibrate the stylus first to ensure the reliability of the measurement results. Reasonable correct measurement scheme will effectively improve the accuracy of measurement, please confirm the scheme be reasonability before measuring. Environmental conditions can also cause measurement errors, please do measurement under the correct environment. Please inform us if any questions or advice E-mail:overseas@cmm-nano.com Previous: Introduction of Compressed Air Next: The Reasons And Solutions to Deal With CMM Stop Working (II)
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 7.1
Način da se eliminiraju pogreške CMM Danas, tri koordinatni mjerni machine(CMM) se koristi više široko, ali preciznost instrumenta softver imati dalekosežne posljedice na točnost mjerenja. CMM kao jedan od najčešćih mjera softver, postoji svibanj biti mnogo problema u procesu umjetne operacija koje vode do utjecati na točnost mjerenja. U potrazi za više djelotvoran način za smanjenje pogrešaka je postala dnevna mora za mjerenje industrije. Što je najbolji način da se eliminiraju pogreške od tri koordinate, ispod su nekoliko savjeta: Prvo, kada tražimo način da se smanji pogreške od tri koordinirati mjerni instrument, najbolji način je uzeti u obzir model ili konfiguracije proizvoda sveobuhvatno, inače to može biti samoobrana. Ako koristimo priručnik tip, svaki operator u procesu korištenja treba pokušati zadržati isto mjerenje brzine točke, tako da se može maksimalno smanjiti pogreška nastala zbog umjetne rada. Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Prvo, kada tražimo način da se smanji pogreške od tri koordinirati mjerni instrument, najbolji način je uzeti u obzir model ili konfiguracije proizvoda sveobuhvatno, inače to može biti samoobrana. Ako koristimo priručnik tip, svaki operator u procesu korištenja treba pokušati zadržati isto mjerenje brzine točke, tako da se može maksimalno smanjiti pogreška nastala zbog umjetne rada. Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com E-mail:overseas@cmm-nano.com