http___m.ba.cmm-nano.com_info_-regular-maintenance-of-nano-c-1252321.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 14.1 14.2 15.1 15.2 16.1 17.1 17.2 18.1 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 20.3 21.1 22.1 23.1
Daily Maintenance a) Before daily maintenance, the CMM is not allowed to use. b) Clean the naked surface of the guide rail with absorbent cotton or cotton cloth dipped with aviation gasoline or ethanol. c) Check whether there is scratch caused by air bearing on the surface of guide rail. d) Check whether there is water or oil in air processing components, if there is, let it out manually. e) Check whether there is pollution in air processing components, if necessary, clean or replace it. f) Check whether there is abnormal sound during CMM running g) Check whether the device to protect operator and CMM is safe and reliable. Monthly maintenance a) Check whether the part of CMM is loose, lost or damaged. If necessary, user has to tighten or repair the loose part and replace damaged ones. b) Check and clean air processing components. Keep the filter cartridge and air path clean. c) Check whether there is dirt on the surface of grater. And clean it with dry cotton cloth. Quarterly maintenance a) Check whether the cable in electric cabinet is loose or damaged. If there is any fault, please contact Nano for repair or replacement. b) For air path maintenance, please clean the filter cartridge and cup. Check the drain hole, if the user finds a crack on the surface of cup, please replace it timely. c) Check whether there is abnormal sound, whether there is foreign material on guide railis and whether running is smooth during measurement. d) Disassemble the cover, check and clean inside of the Z axis. If some parts are damaged or loose, please tighten, repair or replace the related components. Yearly maintenance a) In order to guarantee the normal work of CMM, cleaning air filter components annually is recommended. For instance, if air quality is not qualified, replacing the air filter processing components is strongly recommended. This will help to improve the quality of high-pressure compressed air and guarantee the normal work of CMM. b) CMM is kind of high-precision equipment. It is strongly recommended to examine CMM annually. If accuracy is not reliable or there is no annual inspection report, the machine is not allowed to use. Please inform us if any questions or advice E-mail:overseas@cmm-nano.com Previous: The Influence of Calibration Result Caused by CMM Probe Inspection
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 11.2 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 15.1 15.2 16.1 16.2 17.1 18.1 18.2 19.1 20.1 20.2 20.3 21.1 21.2 21.3 22.1 23.1
Redovno održavanje od NANO CMM 1. svakodnevno održavanje (a) prije svakodnevno održavanje, u CMM nije dopušteno koristiti. (b) čistiti površinu gola vodilicu s vata ili pamučnom krpom umočen s Zrakoplovstvo benzin ili etanol. (c) provjerite je li ogrebotine uzrokovane zraka koji mogu utjecati na površini vodič željeznicom. (d) provjerite je li voda ili ulje u zraku obradu komponenti, ako postoji, izbaci to iz sebe ručno. (e) provjerite je li zagađenja u zraku obradu komponenti, ako je potrebno, čist ili ga zamijeniti. (f) provjerite je li abnormalne zvuk tijekom trčanja CMM (g) provjerite je li uređaj za zaštitu operatera i CMM siguran i pouzdan. 2. mjesečno održavanje (a) provjerite je li dio CMM labav, izgubljena ili oštećena. Ako je potrebno, korisnik će biti stegnuti ili popravak labav dio i zamijenite oštećene one. (b) provjeriti i očistiti zrak obradu komponenti. Čistiti filtar uložak i zrak put. (c) provjeriti da li postoji prljavština na površini ribež. I očistite suhom pamučnom krpom. Tromjesečno održavanje (a) provjerite je li kabel u električni ormar labava ili oštećena. Ako bilo koji greška, Molimo kontaktirajte Nano za popravak ili zamjenu. (b) za održavanje klima put, molimo Ocistite filterom i Kup. Provjera odvod, ako korisnik pronađe pukotine na površini kupa, zamijenite ga pravovremeno. (c) provjerite je li abnormalne zvuk, da li postoji stranog materijala na vodič railis i da li je trčanje glatko tijekom mjerenja. d) rastaviti poklopac, provjerite i očistite unutar osi Z. Ako su neki dijelovi oštećeni ili labav, molim vas stegnuti, popraviti ili zamijeniti povezane komponente. 4. godišnje održavanje je) kako bi se osigurala normalan rad CMM, čišćenje zraka filtar komponente svake godine se preporučuje. Na primjer, ako Kakvoća zraka nije kvalificiran, zamjena filtera zraka obradu komponenti se Preporuča. To će pomoći za poboljšanje kvalitete visokog pritiska komprimiranog zraka i garancija normalan rad CMM. (b) CMM je nekako visokoprecizne. Preporučuje godišnje ispitati CMM. Ako točnost nije pouzdan ili nema godišnja izvješća inspekcije, stroj nije dopušteno koristiti. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com