http___mcgrp.ru_instrukciya-postroiteli-ploskostey-CST-slash-BERGER-LL20-a.html_page_to_view_177_1.xml
1.1 2.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 13.2 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 30.2 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 39.1 40.1 41.1 42.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1
Bosch GLL2-50 User's Manual Page 11 Download Laser Level User's Manual of Bosch GLL2-50 for free. – Without turning the tool, position it close to wall B. Switch the tool on and allow it to level in. – Align the height of the tool (using a tripod or by underlaying, if required) in such a manner that the cross point of the laser lines is projected against the previously marked point II on the wall B. – Without changing the height, turn around the tool by 180°. Direct it against the wall A in such a manner that the vertical laser line ru ns through the already marked point I. Allow the tool to level in and mark the the cross point of the laser lines on the wall A (point III). – The difference d of both marked points I and III on wall A indicates the actual height deviation of the tool. The maximum permitted deviation dmax is calculated as follows: dmax = double distance of the walls x 0.0036 mm/m Example: With a 26 ft distance between the walls, the maxim um deviation must not exceed dmax = 2 x 26 ft x 0.0036 in/ft = 3/16 In. (0.188in) Thus, the marks must not be more than 3/16 of an inch apart. Checking the Leveling Accuracy of the Horizontal Line For the check, a free surface of approx. 26 x 26 ft is required. – Set up the tool on a firm, level surface between both walls A and B. Allow the tool to level in while in horizontal operation. – At a distance of 13 ft from the measuring tool, mark the centre of the laser line (point I on wall A and point II on wall B) on oth walls. – Set up the tool 26 ft away turned by 180° and allow it to level in. – Align the height of the tool(using a tripod or by underlaying, if required) in such a manner that the center of the laser line is projected exactly against the previously marked point II on wall B. – Mark the center of the laser line as point III (vertically above or below point I) on the wall A. – The difference d of both marked points I and III on wall A indicates the actual deviation of the tool from the level plane. The maximum permitted deviation dmax is calculated as follows: dmax = double distance of the walls x 0.3 mm/m Example: With a 26 ft distance between the walls, the maximum deviation must not exceed dmax = 2 x 26 m x 0.0036 in/ft = 3/16 Thus, the marks must not be more than 3/16 in apart.
2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 7.2 8.1 9.1 11.1 12.1 12.2 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 23.2 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 28.2 29.1 30.1 31.1 32.1 33.1 34.1 35.1 36.1 37.1 38.1 38.2 39.1 40.1 41.1 42.1 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1 49.1 50.1 51.1 51.2 52.1 53.1 54.1 55.1 56.1 57.1 58.1 59.1 60.1 61.1 61.2 62.1 63.1 64.1 65.1 66.1 67.1 68.1 68.2 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.1 81.1 82.1 83.1 91.1
Ako automatska nivelacija nije moguća, npr. zbog površine oslanjanja mjernog alata koja više od 4° odstupa od vodoravnosti, linija lasera će treperiti sporim ritmom. Postavite mjerni alat vodoravno i pričekajte na samonivelaciju. Linija lasera će stalno svijetliti čim se mjerni alat nađe unutar područja samonivelacije od Pri vibracijama ili promjenama položaja tijekom rada, mjerni alat će automatski iznivelirati. Nakon ponovne nivelacije, u svrhu izbjegavanje greške, provjerite položaj vodoravne linije lasera u odnosu na referentnu točku. Točnost niveliranja Utjecaji na točnost Najveći utjecaj ima temperatura okoline. Posebno, temperaturne razlike od poda prema gore, mogu skrenuti lasersku zraku. Budući da je slojevitost temperature najveća u visini poda, mjerni alat trebate uvijek montirati na stativ počevši od mjerne dionice 20 m. Osim toga mjerni alat po mogućnosti postavite na sredinu radne površine. Osim vanjskih utjecaja, do odstupanja mogu dovesti i utjecaji specifični za uređaj (kao npr. pad ili snažni udarci). Zbog toga prije svakog početka rada provjerite točnost mjernog alata. Ako bi mjerni alat kod ispitivanja premašio maksimalno odstupanje, tada ga možete popraviti u Bosch ovlaštenom servisu. Provjera točnosti nivelacije Za provjeru vam je potrebna slobodna mjerna staza od 5 m, na čvrstoj podlozi, između dva zida A i B. – Montirajte mjerni alat na stativ, u sredini između zidova A i B, ili ga postavite na čvrstu ravnu podlogu. Iznivelirajte mjerni alat. – Označite sredinu linije lasera na oba zida (točka I na zidu A i točka II na zidu B). – Okrenite mjerni alat za 180° i iznivelirajte ga. – Mjerni alat izravnajte po visini tako (pomoću stativa ili u danom slučaju podlaganjem), da središte linije lasera točno udara na prije označenu točku II na zidu B. – Označite na zidu A središte linije lasera kao točku III (okomito iznad odnosno ispod točke I). – Razlika d obje označene točke I i III na zidu A daje stvarno odstupanje mjernog alata od vodoravnosti. Ponovite postupak mjerenja za druge osi. U tu svrhu prije početka mjerenja okrenite mjerni alat za 90°. Na mjernoj stazi od 2 x 5 m = 10 m maksimalno dopušteno odstupanje iznosi: 10 m x ± 0,15 mm/m = ± 1,5 mm. Razlika d između točki I i III pri svakom pojedinom od oba mjerenja smije iznositi maksimalno 1,5 mm. Upute za rad f Za označavanje koristite samo uvijek središte linije lasera. Širina linije lasera mijenja se sa udaljenošću. Naočale za gledanje lasera (pribor) Naočale za gledanje lasera filtriraju okolno svjetlo. Zbog toga se crveno svjetlo lasera za oči pojavljuje kao svjetlije. f Naočale za gledanje lasera ne koristite kao zaštitne naočale. Naočale za gledanje lasera služe za bolje prepoznavanje laserske zrake, međutim one ne mogu zaštititi od laserskog zračenja. f Naočale za gledanje lasera ne koristite kao sunčane naočale ili u cestovnom prometu. Naočale za gledanje lasera ne služe za potpunu zaštitu od ultraljubičastih zraka i smanjuju sposobnost za razlikovanje boja. Radovi sa prijemnikom lasera (pribor) Pri nepovoljnim uvjetima rasvjete (svijetla okolina, izravno sunčevo zračenje) i na većim udaljenostima, za bolje pronalaženje laserske zrake koristite prijemnik lasera. Za radove s prijemnikom lasera vidjeti „Prijemnik lasera“, stranica 178. OBJ_BUCH-1554-001.book Page 177 Monday, January 16, 2012 10:52 AM