http___m.ba.cmm-nano.com_info_the-influence-of-calibration-r-1422653.html_1.xml
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 6.1 7.1
Coordinate measuring machine(CMM)is used more and more widely in the machinery, automotive, aerospace, mold and other industries, and the object need to be detected is becoming more and more complicated, which requires the testing personnel can mast flexible application in the measurement process. CMM Probe head is an important part, it plays a very important role, and can provide stable base for measuring precision. Before using CMM, it must first to calibrate the probe head to determine the accurate. We can use the following steps to calibrate probe head. First to confirm the installation direction of the probe quill is whether consistent with the CMM axis direction, after remove the probe quill, it needs to be calibrated. It need to ensure the quill be fixed and reliable. And the probe head and needle need to be calibrated by using special tools to ensure the ruby ball be clean and no damage. The installation of the extension bar must be consistent with the load capacity of measuring head. To make the probe quill, extended bar, stylus and probe set up correctly, the using position of probe head is right. Standard diameter must be the real value in the calibration certificate. The calibrating speed of probe head must be consistent with the measuring speed. When calibrating the single probe, should pay attention to the deviation between stylus diameter and sphere. Please inform us if any questions or advice Email: overseas@cmm-nano.com Previous: The Influence on the Scanning Caused by CMM Dynamic Performance Fast Video Measurement Machine,Surface Scanning Measuring Machine,3D Optical Surface Scanning Machine
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 9.1
Utjecaj Kalibracija rezultat uzrokovan CMM Sonda inspekcije Sonda sustava je ključni dio u tri koordinatne mjerne machine(CMM), koji se uglavnom koristi za mjerenje površine izradak. I ima dugu vezu s radnu učinkovitost i točnost od tri koordinatni mjerni stroj. Gdje nema napredne mjerne glave, ima izvrsne funkcije od CMM. CMM Sonda kalibracije ima dvije glavne svrhe: primati naknadu Promjer rubin olovka i uspostaviti odnos između drugog ugla precizno mjerenje olovka. Sonda točnost kalibracije izravno utjecati na preciznost kalibriranja. U sondu kalibracije, tri koordinatni mjerni stroj geodet treba obratiti pozornost na problem slijedi: Odaberite odgovarajuće mjerenje olovka i proširenje, opće korištenje 4 * 30 olovka bez nastavka. Čvrsto instalirati olovka i Sfera, izbrišemo stylus i sferi po bezvodni alkohol. 2. nakon kalibracije sondu, Sonda provjere točnost kalibracije treba provoditi, odstupanje od valjanosti programa ili poznate softver, s više od 30 mm prsten vodomjera i gage blok u obliku potpunog skupa Provjera valjanosti. 3. mjerenje brzine Sonda kalibracije treba držati brzinom točnost kalibracije. Pogotovo za one koji koristi za dugo vremena ili često, kada brzina mjerenja sondu kalibracije je drugačiji, kompenzacija promjera i rubin lopta promjera će biti drugačiji. Ako rezultati kalibracije sondu postaviti obrazac pogreška je veća, treba uzeti u obzir da li zbog sljedećih razloga ili ne: prvo, Sonda ili Sfera nije izbrisala, bi trebao biti brisanje čist nakon provjere ponovo; Drugo, Sonda glavu je prestar, treba zamijeniti; Treće, ravnost vodič željeznicom ima velike promjene, treba provjeriti kroz preciznost pomaka Kalibracija; Naprijed, zračnom jastuku je blokiran, treba pravovremeno očistiti i podesiti. Ako otkrio da Promjer nije normalno, treba uzeti u obzir da li nije brisanje čist ili sferi promjera unos je normalno. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com