http___m.ba.cmm-nano.com_info_the-influence-of-temperature-a-1422663.html_1.xml
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 8.1
The environment temperature of the coordinate measuring machine. Since the temperature in the machine room is gradually rising from the bottom to the top, and the temperature is always changing, the grating temperature and part temperature of each axis will affect the measurement accuracy of the machine. Therefore, it is necessary to keep the temperature of the machine room as consistent as possible when using the measuring machine. Since electrical equipment, computers and personnel are all heat sources, planning should be made in advance when installing the equipment to keep the heat source away from the measuring machine. In order to maintain the high precision of measurement, the use environment should be strictly managed. The influence of the wind direction of the air conditioner on the temperature of the measuring machine. Measuring machine in the room had better choose frequency conversion air conditioning air conditioning, because of the frequency conversion air conditioning temperature control ability and good regulation performance, can achieve the range of + / - 1 ℃ temperature control. Let the wind be blown to indoor main position, cannot be blown directly to measuring machine, also cannot appear on machine room one side is hot at the same time cool circumstance, let wind direction as far as possible up to form big circulation, maintain the indoor temperature equably. Influence of switching time of air conditioner on temperature of measuring machine. When using the measuring machine, it is unreasonable to turn on the air conditioner and turn it off immediately after use, because the air conditioner will be turned on and off continuously, and the temperature of the measuring machine will be in an unstable state, so the accuracy will be reduced. It is best to keep the machine room temperature stable for 4 hours before the measurement. The influence of the structure of the machine room on the temperature of the measuring machine. Because measure machine room need to maintain constant temperature, so machine room should take heat preservation measure, reduce temperature loss as far as possible, we can adopt double layer window, choice and room size appropriate air conditioning Please infrom us if any questions or advice Email: overseas@cmm-nano.com Previous: How to Calibrate the CMM Probe Fast Video Measurement Machine,Surface Scanning Measuring Machine,3D Optical Surface Scanning Machine
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 7.1
Utjecaj Temperature i vlage na na CMM Normalnu radnu temperaturu tri koordinatne mjerne machine(CMM) je 20 ℃±2 ℃, a vlažnost zraka je 40-70%. Temperatura CMM povećao od dna do vrha, a temperatura se mijenja svakog trenutka. Tako razliku svake osi rešetkom temperatura i temperatura dijelova će utjecati na tri koordinirati točnost mjerenja mjerni stroj. U stvari, ako je vlažnost velika, to će loše korodirati plutajuće blok i neke ključne temeljne komponente mjerenja stroj, koji će izravno oštetiti instrumenta. Tako smo što je više moguće kako bi se osigurala Unutarnja temperatura i vlažnost se kontrolira u normalnom rasponu, kako bi se poboljšala preciznost tri koordinatni mjerni stroj. Tri koordinirati mjerni stroj kao svojevrsni precizni mjerni instrumenti, pravovremeno održavanje može produžiti vijek trajanja stroja, mogu garantirati točnost i smanjila stopa neuspjeha. Tri koordinatni mjerni stroj je stroga u okruženju, tako da moramo postupati strogo kontrolirati na sobnoj temperaturi i vlažnosti. Plin pravac CMM je nikada nositi strukture u teoriji ali ako klima resurs nije čist, to jest, sa uljem, voda ili nečistoća, što može uzrokovati plin Imajući blokirati, ozbiljnije plin Imajući i plutajući rail nule. Dakle trebamo redovito Provjerite stroj zraka i odvod vode, redovito čisti filter i separator ulja i vode. Izvor zraka također treba posvetiti pozornost, kisik na kompresor ili plin od gasholder također treba redovno provjeravati. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Tri koordinirati mjerni stroj kao svojevrsni precizni mjerni instrumenti, pravovremeno održavanje može produžiti vijek trajanja stroja, mogu garantirati točnost i smanjila stopa neuspjeha. Tri koordinatni mjerni stroj je stroga u okruženju, tako da moramo postupati strogo kontrolirati na sobnoj temperaturi i vlažnosti. Plin pravac CMM je nikada nositi strukture u teoriji ali ako klima resurs nije čist, to jest, sa uljem, voda ili nečistoća, što može uzrokovati plin Imajući blokirati, ozbiljnije plin Imajući i plutajući rail nule. Dakle trebamo redovito Provjerite stroj zraka i odvod vode, redovito čisti filter i separator ulja i vode. Izvor zraka također treba posvetiti pozornost, kisik na kompresor ili plin od gasholder također treba redovno provjeravati. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Tri koordinatni mjerni stroj je stroga u okruženju, tako da moramo postupati strogo kontrolirati na sobnoj temperaturi i vlažnosti. Plin pravac CMM je nikada nositi strukture u teoriji ali ako klima resurs nije čist, to jest, sa uljem, voda ili nečistoća, što može uzrokovati plin Imajući blokirati, ozbiljnije plin Imajući i plutajući rail nule. Dakle trebamo redovito Provjerite stroj zraka i odvod vode, redovito čisti filter i separator ulja i vode. Izvor zraka također treba posvetiti pozornost, kisik na kompresor ili plin od gasholder također treba redovno provjeravati. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Plin pravac CMM je nikada nositi strukture u teoriji ali ako klima resurs nije čist, to jest, sa uljem, voda ili nečistoća, što može uzrokovati plin Imajući blokirati, ozbiljnije plin Imajući i plutajući rail nule. Dakle trebamo redovito Provjerite stroj zraka i odvod vode, redovito čisti filter i separator ulja i vode. Izvor zraka također treba posvetiti pozornost, kisik na kompresor ili plin od gasholder također treba redovno provjeravati. Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com E-mail:overseas@cmm-nano.com