http___m.ba.cmm-nano.com_info_daily-operation-and-maintenanc-1669961.html_1.xml
1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1 31.1
To ensure that the measuring machine can work effectively for a long-term, please keep a good operation habit and do routine maintenance to the measuring machine. Nano will provide a pay-needed maintenance to the CMM. If ok, please send the wrong CMM to the nearby Nano branch company or Nano marketing and service center. Material for everyday maintenance Item Operating frequency Use 120# aviation gasoline High To clean the guide ways Absorbent cotton or cotton cloth High To clean the guide ways Power on and power off. 1)Power on steps a)Firstly make the medical absorbent cotton or lint-free cotton dip the 120# aviation gasoline and then dry it. Clean the guide and worktable with the cotton. b)Check whether there are obstacles to stop CMM home in the measuring space. c)Open the air switch and check the mechanical pressure gauge, the working pressure should not be less than 5.5 Bar. d)Turn on the power e)Turn on the controlling cabinet power f)Turn on the computer g)Start Rational-DIMS software h)Turn on the emergency switch on the control cabinet and equipment by clockwise rotation. i)Turn on the emergency stop button on the control box. j)Rotate the probe angle to A0B0 and then home the CMM so as to start work piece measurement. 2) Power off steps a) Rotate the probe angle to A90B180 b) Remove the machine axes near to the Origin of coordinates by hand controller. c) Push the emergency button on hand controller and control cabinet. d) Exit from Rational-DIMIS software. e) Turn off the computer f) Turn off the control cabinet power g) Turn off the power h) Turn off the power of the air compressor Please inform us if any questions or advice E-mail:overseas@cmm-nano.com Previous: Announcement after Using CMM Next: The Advantages of Manual, Semi-automatic and Full-automatic CMM
1.1 2.1 3.1 3.2 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 10.2 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 27.1 28.1 29.1 30.1
Svakodnevno upravljanje i održavanje NANO CMM Da bi se osiguralo da semjerni strojMogu učinkovito raditi za dugoročan, molim vas držati dobar rad navika i učiniti rutinsko održavanje mjerni stroj. Nano će pružiti potrebno platiti održavanje kako naCMM. Ako je u redu, Pošaljite krivo CMM u blizini Nano podružnica kompanije ili Nano marketinga i usluga centra. Materijal za svakodnevno održavanje Stavka Operacijski frekvencija koristi 120# benzina visoke da očistite vodič načina Pamučna tkanina visoke očistiti vodič načina ili vata 2. moć i isključenje napajanja. (1) snaga na korake (a) prvo napraviti medicinska vata ili dlačice pamuka umočiti 120 # zrakoplovstva benzina i zatim osušite. Očistite vodič i radni stol s pamuk. (b) provjeriti da li postoje prepreke da zaustavi CMM dom u mjerni prostor. (c) otvorenom zraku prebaciti i provjeriti mehanički mjerač tlaka, radni tlak ne smije biti manje od 5,5 Bar. (d) Uključi moć (e) uključite kabineta snagu (f) uključite računalo (g) početak racionalnih PRIGUŠUJE softver (h) uključiti hitne prekidač na Upravljačkom ormaru i opreme od kazaljke na satu. (i) uključiti Pritisnuli gumb za zaustavljanje na Upravljačkoj kutiji. (j) rotirati kut Sonda do A0B0 i onda doma CMM kako bi započeli rad komad mjerenja. (2) isključivanje korake (a) rotirati kut Sonda do A90B180 (b) maknuti stroj osi u blizini podrijetlo koordinira ručno kontroler. (c) Gurnite dugme na ručni upravljač i kontrolni kabinet. (d) izlaz iz racionalnih DIMIS softver. (e) isključiti računalo (f) isključiti kontrolu kabineta (g) isključiti napajanje (h) isključiti napajanje klima kompresor Molimo obavijestite nas ako bilo koji pitanje ili savjet E-pošta:overseas@cmm-nano.com