http___m.hr.cmm-nano.com_info_the-method-to-eliminate-the-er-1252300.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 6.1 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
The typical coordinate measuring machine(CMM) detection system consists of four parts: measuring head, probe extension part, stylus adjustment or extension and stylus. Probe Theprobe head types available include contact, non-contact, manual and auto. Manual contact probe requires the user to intervene, so that the component program needs to be suspended at the junction point, thereby increasing the measurement time of direct control of the computer and affecting the accuracy of the measurement. The selection of the probe should consider target accuracy. Probe Extension Part The selection of the probe extension part depends on the type of measurement required, the accuracy of the measurement, the quality of the probe used, and the stiffness of the probe joint. The probe extension part is located between the probe and the contact trigger. Stylus Extension Part The stylus extension and the adaptor can enable measurements to help the probe detect hard-to-reach places. The components used include a steering knuckle, a star type stylus. A simple extension and the M3 / M2 and M5 / M4 adapters that allow the probe to connect different thread sizes. It is important to note that if the stylus used is smaller than the size of the thread, the stiffness of the probe can be reduced, which will reduce the accuracy. Use a stylus that is larger than the probe thread, which will lead to a wrong trigger. Stylus Selection There are two main points to consider for stylus selection, namely to meet the requirements of contact, and the measurement of all points on the work-piece is not interfered and repeatable at the contact point. Please inform us if any questions or advice E-mail: overseas@cmm-nano.com Previous: Common Sense of CMM Probe Usage
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 6.1 7.1
Način da se eliminiraju pogreške CMM Danas, tri koordinatni mjerni machine(CMM) se koristi više široko, ali preciznost instrumenta softver imati dalekosežne posljedice na točnost mjerenja. CMM kao jedan od najčešćih mjera softver, postoji svibanj biti mnogo problema u procesu umjetne operacija koje vode do utjecati na točnost mjerenja. U potrazi za više djelotvoran način za smanjenje pogrešaka je postala dnevna mora za mjerenje industrije. Što je najbolji način da se eliminiraju pogreške od tri koordinate, ispod su nekoliko savjeta: Prvo, kada tražimo način da se smanji pogreške od tri koordinirati mjerni instrument, najbolji način je uzeti u obzir model ili konfiguracije proizvoda sveobuhvatno, inače to može biti samoobrana. Ako koristimo priručnik tip, svaki operator u procesu korištenja treba pokušati zadržati isto mjerenje brzine točke, tako da se može maksimalno smanjiti pogreška nastala zbog umjetne rada. Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Prvo, kada tražimo način da se smanji pogreške od tri koordinirati mjerni instrument, najbolji način je uzeti u obzir model ili konfiguracije proizvoda sveobuhvatno, inače to može biti samoobrana. Ako koristimo priručnik tip, svaki operator u procesu korištenja treba pokušati zadržati isto mjerenje brzine točke, tako da se može maksimalno smanjiti pogreška nastala zbog umjetne rada. Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Drugo, ako koristimo automatski mjerni stroj, u doba svako mjerenje, automatsko mjerenje elemenata s konstantnom brzinom način, to može uvelike smanjiti mjerenje sile utjecaj na rezultate mjerenja. Osim toga, prilikom odabira mjernih elemenata, efektivna duljina bi trebao biti dugo koliko je to moguće, posebno bazni element. To može jamčiti učinak mjerenja. Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Sve u svemu, kao i uloga tri koordinatni mjerni instrument je više važno u budućnosti, korisnik svibanj lice puno faktora koji utječu na točnost, tako da ćemo bolje moći nositi metoda smanjenja tih pogrešaka da biste dobili više točnost mjernih rezultata. Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com Molimo obavijestite me ako bilo koji pitanje ili savjet E-mail:overseas@cmm-nano.com E-mail:overseas@cmm-nano.com