http___q-lab.com_tr-tr_products_lamps-optical-filters_lamps-and-optical-filters_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 11.2 12.1
QUV Ultraviolet Fluorescent Lamps All of the QUV tester's lamps emit mainly ultraviolet rather than visible or infrared light. All are electrically equivalent to an ordinary 40-watt fluorescent. However, each lamp type differs in the total amount of UV energy emitted and in its wavelength spectrum. Fluorescent UV lamps are usually categorized as UV-A or UV-B lamps, depending on the region into which most of their output falls. UV-A lamps are especially useful for comparing different types of polymers. Because UV-A lamps do not have any UV output below the normal solar cutoff of 295 nm, they usually do not degrade materials as fast as UV-B lamps. However, they usually provide better correlation with actual outdoor weathering. UV-B radiation includes the shortest wavelengths of sunlight found on the earth’s surface. Consequently, fluorescent UV-B lamps are widely used in QC and R&D for fast, cost-effective results. Because all UV-B lamps emit unnatural, short-wavelengths of UV that are below the solar cutoff of 295 nm, anomalous results can occur. Two types of UV-B lamps are available. They emit different amounts of total energy, but produce the same UV wavelengths in the same relative proportions. Q-SUN Full Spectrum Xenon Arc Lamps Xenon arc lamps give the ultimate correlation to the full spectrum of natural sunlight. Unlike the QUV tester whose lamps directly determine the radiation that specimens see, the Q-SUN tester requires optical filters to accomplish the same. These optical filters are used to simulate a variety of service environments including direct sunlight and sunlight through window glass. Filter performance does not decline with age; therefore, filters do not need to be replaced unless the glass is broken. The Q-SUN Xe-2 model’s optical filter lantern is designed to produce the spectra specified in ISO and AATCC test methods and is equivalent to sunlight coming through window glass. The lantern consists of an outer borosilicate cylinder and two sets of 7 inner filters, arranged in a two-tier heptagon. There are three general categories of filters which can be used in the Q-SUN Xe-1 and Xe-3 xenon test chambers. The choice of filter depends upon the material tested and its end-use application. Within each general category, there may be several different types of filters. Each filter is a flat piece of specialty glass specifically designed to have a particular transmission. Because the radiation from an unfiltered xenon arc contains too much short-wave UV to allow useful correlation to natural exposures on the earth’s surface, Q-SUN testers employ various types of filters to reduce unwanted radiation and achieve an appropriate spectrum. For most of the filter types used, the greatest effect is on the short wavelength portion of the spectrum. Because the damaging effects of UV are inversely proportional to wavelength (i.e., shorter wavelengths = more damaging), it is critical that the cut-on wavelength match the service environment. Low Cost Replacement Lamps and Filters for Atlas Weather-Ometer® Testers Q-Lab offers water-cooled replacement lamps and optical filters for use in Atlas Weather-Ometer® models Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, and SUNTEST CPS and CPS+. These replacement lamps and filters are lower in cost and guaranteed to have a comparable spectral power distribution to those supplied by Atlas. ®Weather-Ometer is a registered trademark of Atlas Material Testing, LLC
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
QUV Mor Ötesi Flüoresan Lambalar QUV test cihazı lambalarının tümü, görünür veya kızıl ötesi ışıktan ziyade esas olarak ultraviyole ışık yaymaktadır. Bu lambaların tümü, elektriksel anlamda 40 watt’lık sıradan bir floresana eş değer olmaktadır. Bununla birlikte, her bir lamba tipi, yaydıkları UV enerjisinin toplam miktarı ve dalga boyu spektrumları konusunda farklılıklar göstermektedir. Floresan UV lambalar genellikle, ışıma bölgelerine bağlı olarak UV-A veya UV-B lambalar olarak kategorize edilirler. UV-A lambalar özellikle farklı tipteki polimerlerin karşılaştırılmasında son derece kullanışlıdırlar. UV-A lambalarda normal 295 nm’lik solar kesim noktasının altında herhangi bir UV çıkışı olmadığından, bu lambalar malzemeleri UV-B lambalar kadar hızlı bozmamaktadırlar. Bununla birlikte UV-A lambalar gerçek dış ortam yaşlandırmasıyla çok daha iyi bir eşleşme sağlamaktadır. UV-B ışınımı yeryüzünün yüzeyinde mevcut güneş ışığının en kısa dalga boylarını içermektedir. Bu nedenle hızlı ve düşük maliyetli sonuçlar için, Kalite Kontrol ve Ar-Ge bölümleri tarafından çoğunlukla floresan UV-B lambaları kullanılır. Tüm UV-B lambalar doğal olmayan, 295 nm’lik solar kesim noktasının altındaki UV kısa dalga boylarını da yaydıklarından, normal olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İki tip UV-B lamba mevcuttur. Bunlar toplam enerjiyi farklı miktarlarda yaymaktadırlar ancak aynı ışınımdaki UV dalga boylarını üretirler. Q-SUN Tam Spektrum Xenon Arc Lambalar Xenon arc lambalar doğal güneş ışığının tam spektrumuna mükemmel benzerlik gösterirler. QUV test cihazlarının lambalarının ışımasına numuneler doğrudan maruz kalırken, Q-SUN test cihazlarında optik filtreler kullanılmaktadır. Bu optik filtreler, doğrudan gelen güneş ışığı ve pencere camından geçip gelen güneş ışığı da dahil olmak üzere pek çok yaşlandırma ortamını simüle etmek için kullanılırlar. Camda yapılan filtrenin performansı kullanıma bağlı olarak zamanla azalmadığı için, kırılmadığı müddetçe değiştirilmesine gerek yoktur. Q-SUN Xe-2 modelinin optik filtre fanusu ISO ve AATCC test metotlarında belirlenmiş spektrayı üretmek üzere ve pencere camından geçip gelen güneş ışığına eşdeğer olacak şekilde tasarlanmıştır. Fanus, dışta bulunan bir borosilikat silindir ile içinde iki katlı yedigen formunda düzenlenmiş, ikişerli set halinde 7 adet iç filtreden oluşmaktadır. Q-SUN Xe-1 ve Xe-3 xenon test kabinlerinde kullanılabilen üç genel filtre kategorisi mevcuttur. Filtre seçimi test edilen malzemeye ve onun son kullanım uygulamasına bağlıdır. Her bir genel kategori içerisinde birkaç farklı tipte filtre bulunabilir. Her bir filtre kendine özgü bir ışık geçirgenliği olacak şekilde özel olarak tasarlanmış düz bir cam şeklindedir. Filtre edilmemiş xenon arctan gelen ışınım, yeryüzündeki doğal maruz kalma sürecine kıyasla çok kısa dalga boyunda UV içerdiğinden, Q-SUN test cihazları istenmeyen ışınımı engellemek ve uygun spektrumu oluşturmak için farklı tiplerde filtreler kullanmaktadır. Kullanılan filtre tiplerinin çoğunda en büyük etki spektrumun kısa dalga boyu kısmında olmaktadır. UV’nin zarar verici etkileri dalgaboyu ile ters orantılı olduğundan (örn. En kısa dalga boyu = en fazla hasar), dalgaboyunun kesim noktasının yaşlandırma ortamıyla eşleşmesi çok önemlidir. Atlas Weather-Ometer® Test Cihazları için Düşük Maliyette Lambalar ve Filtreler Q-Lab, Atlas Weather-Ometer® modelleri Ci35, Ci35A, Ci65, Ci65A, Ci4000, Ci5000, ve SUNTEST CPS ve CPS+ cihazlarında kullanılmak üzere su soğutmalı lambalar ve optik filtreler sunmaktadır. Bu düşük maliyetteki yedek lamba ve filtrelerin, Atlas tarafından sağlanan orjinal lamba ve filtrelere kıyasla aynı spektral güç dağılımını sağladığı garanti edilir. ®Weather-Ometer, Atlas Material Testing, LLC firmasının tescilli ticari markasıdır