http___protarge.com.tr__p_urunler_id_29_video_66_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2
FAult Detector and OScilloscope 9 Functions in 1 FADOS9F1 Circuit Board Tester for Electronic Cards Repair 2 unique features are added to the FADOS9F1 over the FADOS71. First feature is the Programmable DC Power Supply; It can be adjusted between 0-16V and 20-1500mA with power output; the DC Voltage/Current graphs of the electronic card power supply can be produced. The second feature is the “IR Remote Temperature Measurement Sensor”; this sensor is used to find the components that heat up by drawing too much current. Using these two features together may reduce the time for trouble shooting some malfunctions by 5 to 10 times. These features can be used as a new technique for trouble shooting. In this technique, power cable is connected the input of intact board and maximum voltage is adjusted. By pushing the “Power Test” button, the voltage is adjusted from “0” to the desired voltage in 100 mV increments and the voltage-current graph is obtained, which can be recorded when needed. After waiting a few minutes, the temperature map can be obtained by measuring the temperature of the components with the IR sensor. Then the graph for the intact card is called for testing the defective boards. The maximum current is determined and the supply graph for the defective card is produced. If the defective card draws more current, the temperature of the materials is checked with the IR sensor, allowing to find the material drawing too much current. If the defective card draws less current, this might suggest an open circuit in the supply line. In such a case, the oscilloscope screen is activated to find the areas, where no power is received and to find the broken connection in the line easily. If the defective board produces the same power graph as the intact board, then the VI Tester is activated to find the malfunction. The FADOS9F1 may be used for Microvolt measurements as well and an output port is provided for attaching a multiplexer. The FADOS products are designed for multiple functions considering all the situations the customer might encounter.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1
Arıza Tespit Cihazı ve Osiloskop 9 Fonksiyon 1 Cihazda FADOS9F1 Arıza Tespit Cihazı ve Osiloskop 9 Fonksiyon FADOS9F1 ‘de FADOS971’e ek olarak 2 benzersiz özellik daha eklenmiştir. İlk özellik “Programlanabilinir DC Güç Kaynağı”; 0-16V ve 20-1500mA arasında ayarlanabilir güç çıkışı sayesinde; elektronik kartların beslemelerinin DC Voltaj/Akım grafiğini oluşturur. İkinci özellik ise ”IR uzaktan sıcaklık ölçümü probu” bu sensör elektronik devrede fazla akım çekmesi sonucu ısınan komponentlerin tespitinde kullanılır. Bu iki özellik birlikte kullanılarak bazı arızaları bulma süresinde 5-10 kat azalma olması mümkündür. Bu özellikler arıza tespitinde yeni bir teknik olarak kullanılabilir. Bu teknikte önce sağlam kartın girişine enerji kablosu bağlanır ve max. Voltaj ayarlanır. ‘Power Test’ butonuna basılarak beslemenin 0’ dan Vmax’a kadar 100 mV Adımlarla DC gerilim-akım grafiği çıkarılır ve kaydedilir. Eğer istenirse birkaç dakika bekledikten sonra IR Sensörü ile malzame sıcaklıkları ölçülerek sıcaklık haritası da oluşturulur. Arızalı kartları test etmek için sağlam kartın grafiği açılır. Max. Akım belirlenir ve arızalı kartın da besleme grafiği oluşturulur. Eğer arızalı kart daha fazla akım çekiyorsa malzeme sıcaklıkları IR Sensör ile kontrol edilerek fazla akım çeken ve daha fazla ısınan malzeme kısa süre içinde tespit edilir. Eğer arızalı kart daha az akım çekiyorsa bu durumda besleme hattında açık devre olması muhtemeldir. Bu durumda osiloskop ekranı aktif edilerek enerjinin gitmediği kısımlar bulunup, yol kopukluğu kolayca tespit edilir. Arızalı kart sağlam ile aynı grafiğe sahipse bu durumda VI Tester aktif edilerek arıza bulunur. FADOS9F1 Mikrovolt ölçümü için de kullanılabilir ve ayrıca multiplexer eklemek için de 1 çıkış portuna sahiptir. FADOS Ürünleri kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her tür durum düşünülerek, çok fonksiyonel olarak tasarlanmıştır. FADOS Ürünlerinde 5-6 ürünün eşdeğer tek bir ürün amaçlanarak tasarlanmıştır.