http___q-lab.com_tr-tr_products_q-sun-xenon-arc-test-chambers_q-sun-xe-2-xenon-test-chamber_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 8.1 8.2 8.3 9.1 10.1 10.2 10.3 11.1 12.1 12.2 12.3 12.4 13.1 14.1 14.2 14.3 14.4 15.1 16.1 16.2 16.3 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5
Full Spectrum Xenon Lamps Xenon arc lamps give the best reproduction of the full-spectrum of natural sunlight. Q-Lab's lamps are air-cooled (vs. water-cooled), which makes them more economical, highly efficient and very low maintenance. Lamps last for 1500 hours and the Q-SUN Xe-2 tester uses a single 1800W lamp per machine. Optical Filters The Q-SUN Xe-2 model’s optical filter lanterns are designed to produce the spectra specified in many global weathering and lightfastness test standards. These standards apply to a variety of industries for outdoor applications, as well as interior applications where sunlight may enter through a window. The lanterns consist of an outer borosilicate or quartz glass cylinder and two sets of 7 inner filters, arranged in a two-tier heptagon. Temperature Monitoring & Control Control of temperature is important because it influences the rate of degradation. Specimen exposure temperature is precisely controlled in the Q-SUN Xe-2 tester using black panel and chamber air temperature sensors. The black panel temperature can be set at any point between 35ºC and 105ºC, depending upon whether the black panel is insulated or uninsulated, irradiance level, filter type, lamp age, chamber air temperature and ambient room temperature. See LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin. Large Specimen Capacity The Q-SUN Xe-2 tester has a large specimen capacity, supporting 31 specimens of 46 mm x 122 mm each. Its vertically mounted specimen holders are very easy to install and remove. See our specimen mounting page or Accessories Tab for more information. SOLAR EYE Irradiance Control The SOLAR EYE Irradiance Control System constantly monitors and controls lamp output to assure precise light exposure and to maximize repeatability and reproducibility of test results. Irradiance control is available at 340nm or 300-400nm TUV (Total UV). See LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin. Humidity Control Relative humidity (RH) control is standard in the Q-SUN Xe-2 tester. It allows the user to simultaneously control and display RH, black panel temperature, and chamber air temperature. Note that purified water is required for proper operation of the RH system in the Xe-2 tester. See LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin. Optional Water Spray Outdoor moisture attack is simulated via an optional pure water spray in the Xe-2 tester. A spray nozzle located in the top of the chamber can be programmed to operate during either the dark or light cycle. Note that purified water is required for proper operation of the water spray and RH features in the Xe-2 tester. See LX-5046 – Q-SUN Specification Bulletin. Controls & Optional Software Designed to be both functional and easy to use, the Q-SUN Xe-2 controller can be programmed in five user-selectable languages (English, French, Spanish, Italian or German) and includes complete self-diagnostic error checking. The controller constantly monitors the status and performance of all systems. It also displays simple warning messages, routine service reminders or performs safety shutdown, as needed. An external USB port on every Q-SUN Xe-2 tester allows users to perform software upgrades quickly to address key performance issues. For quality systems that require documented proof of test conditions, this USB port can also be used to download tester performance history. Additionally, every Q-SUN Xe-2 tester is equipped with an Ethernet connection. Optional VIRTUAL STRIPCHART PC software allows the user to automatically record and monitor exposure conditions and directly transfer data from the Q-SUN Xe-2 test chamber to a Windows-based computer. Data from either the USB export or PC application can be emailed directly to Q-Lab's technical support desk for expert troubleshooting and diagnostics.
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1
Tam Spektrum Xenon Lambaları Doğal güneş ışığının tam spektrumunun oluşturulmasında Xenon arc lambalar en iyi sonucu vermektedir. Q-Lab'ın lambalarını çok daha ekonomik, çok daha verimli ve de çok daha düşük bakım masraflı yapan özelliği hava soğutmalı (su soğutmalı değil) olmasıdır. Lambaların kullanım ömrü 1500 saattir ve Q-SUN Xe-2 cihaz başına 1800W’lık tek bir lamba kullanır. Optik Filtreler Q-SUN Xe-2 modelinin optik filtre fanusu, birçok global yaşlandırma ve ışık haslığı test standartlarında belirtilen spektrayı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu standartlar dış ortam uygulamaları için çeşitli endüstrilere uygulandığı gibi güneş ışığının pencereden geçerek geldiği iç mekan uygulamaları için de kullanılır. Fanus, dışta bulunan bir borosilikat ya da kuartz cam silindir ile içinde iki katlı yedigen formda düzenlenmiş, ikişerli set halinde 7 adet dayanıklı iç filtreden oluşmaktadır. Sıcaklık İzleme ve Kontrol Sıcaklık kontrolü önemlidir zira bozulma hızını etkiler. Isıya maruz kalan numuneler, siyah panel ve kabin hava sıcaklığı sensörleri kullanılarak Q-SUN Xe-2 test cihazında hassas şekilde kontrol edilir. Sensörün yalıtımlı ya da yalıtımsız olması, ışık seviyesi, filtre tipi, lamba yaşı ve ortam oda sıcaklığına bağlı olarak siyah panel sıcaklığı 35ºC ve ve 105ºC arasında herhangi bir değere ayarlanabilir. Detaylı bilgi için; LX-5046 – Q-SUN Özellikler Bülteni’ne bakınız. Geniş Numune Kapasitesi Q-SUN Xe-2 test cihazının geniş bir numune kapasitesi vardır, her biri 46mmx122mm ebadında 31 numuneyi destekler. Test cihazının dikey olarak yerleştirilen numune tutucularını kurmak ve demonte etmek son derece kolaydır. Detaylı bilgi için numune yerleşim sayfasını, ziyaret ediniz ya da Aksesuarlar sekmesine tıklayınız. SOLAR EYE Işık Kontrolü SOLAR EYE ışık kontrol sistemi lamba çıkışını sürekli olarak izler ve kontrol eder. Bu sistem hassas ışık şiddetini garanti ederken test sonuçlarının tekrarlanabilirliğini ve tekrar üretilebilirliğini yükseltir. Işık kontrolü 340nm, 420nm veya 300-400nm TUV (Tüm UV) için kullanılabilir. Detaylı bilgi için; LX-5046 – Q-SUN Özellikler Bülteni’ne bakınız. Nem Kontrolü Bağıl Nem (RH) kontrolü Q-SUN Xe-2 test cihazında standarttır. Bu uygulama sayesinde kullanıcı bağıl nemi, siyah panel sıcaklığını ve kabin hava sıcaklığını eş olarak kontrol edebilir ve görüntüleyebilir. Unutmayınız ki Xe-2 test cihazındaki RH (Bağıl Nem) sisteminin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için arıtılmış su gerekmektedir. Detaylı bilgi için LX-5046 – Q-SUN Özellikler Bülteni’ne bakınız. Opsiyonel Su Püskürtme Dış ortam nemliliği, opsiyonel saf su spreyi ile Xe-2 test cihazında simüle edilebilmektedir. Karanlık ya da ışık döngüsünde çalışacak şekilde programlanabilen bir adet sprey fiskiyesi kabinin üst kısmında yeralmaktadır. Unutmayınız ki Xe-2 test cihazındaki su spreyi ile bağıl nem (RH) özelliklerinin düzgün çalışabilmesi için arıtılmış su gerekmektedir. Detaylı bilgi için LX-5046 – Q-SUN Özellikler Bülteni’ne bakınız. Kontrol Ünitesi ve Opsiyonel Yazılım Hem işlevsellik hem de kolay kullanım için tasarlanan Q-SUN Xe-2 menüsü, kullanıcı tarafından seçilebilen beş farklı dilde (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca veya Almanca) kullanılabilmektedir. Otomatik hata denetimi yapabilme özelliğine sahip kontrol ünitesi, tüm sistemin durum ve performansını sürekli takip eder, basit uyarı mesajlarını ve rutin servis hatırlatmalarını görüntüler ve gerekli olan durumlarda güvenli kapatma işlemini de gerçekleştirebilir. Test şartlarının belgelenmiş ispatını isteyen kalite sistemleri için, her Q-SUN Xe-2 test cihazı bir Ethernet bağlantısına sahiptir. Opsiyonel sunulan “Virtual Strip Chart” PC yazılımı kullanıcının test koşullarını otomatik olarak kaydetmesine ve elde edilen veriyi Q-SUN test cihazından Windows tabanlı bilgisayara doğrudan aktarabilmesine olanak tanır. Ayrıca bu veri, uzman sorun giderme ve teşhis çalışması için doğrudan Q-Lab’ın teknik destek birimine e-posta olarak yollanabilmektedir.