http___q-lab.com_tr-tr_products_qct-condensation-tester_qct-condensation-tester_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 7.1 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
Effects of Outdoor Moisture Water is a common enemy to most materials. It causes metals to corrode, organics to decompose, and structures to disintegrate. Condensation is water that has been distilled from impure water, mixed with the atmosphere, and saturated with oxygen. This type of moisture has also been called “aggressive water”, because it carries oxygen with it as it contacts a material or diffuses through a coating. Studies show that materials outdoors are exposed to an average of 12 hours per day of condensed water in the form of dew. The QCT Condensation Tester The QCT tester uses 100% condensing humidity to simulate and accelerate damage caused by dew on metals, paints, and organic materials. It accelerates over natural exposures by increasing moisture temperature. The QCT tester requires only ordinary tap water. This is because the tap water becomes pure distilled water in the process of evaporation from the water pan and condensing onto the specimens. The tester's innovative design utilizes room air cooling to create a temperature differential across the thickness of the specimens. This temperature differential is a necessary element for condensation to occur. It is important to note that the QCT tester is fundamentally different from a typical humidity tester. Variable Exposure Cycles The user is able to program the QCT tester to create static, 100% condensing humidity or to cycle between hot condensation and dry-off. The temperature’s range extends from room temperature to as high as 70 degrees Celsius. The system allows for the selection of almost any desired wet/dry exposure cycle through an automatic cyclic timer. The cycle options range from the subtle wetness of an almost invisible dew a few degrees above room temperature, to a continuous, high-temperature, running condensate. Freezing accelerates some failures. For a freeze/thaw cycle, panels can be manually removed from the QCT while wet and immediately frozen, and then reinserted into the tester. Fast and Versatile The QCT tester can be used to: - screen paints for blister resistance over a weekend at 55 degrees Celsius - evaluate oil-based rust inhibitors in less than 120 hours at 38 degrees Celsius - rate effectiveness of mill-applied oils in only a day - test surface reactivity of cold-rolled and galvanized steel in hours - test wood finishes for blistering, moisture and mold resistance Easy to Use, Simple to Install The QCT tester provides instant blister or corrosion testing - just plug it in and add water. The unit can be placed anywhere in your office, lab, or plant. The heat and water vapor produced by the QCT tester is about the same as that produced by one additional person in the room. Also, the test panels on a QCT unit may be inspected as often as you want, without altering test conditions. Just remove the panel and put a blank in its place. Standards The QCT tester conforms with several standards, including: - ASTM D4585, Testing Moisture Resistance of Coatings with Controlled Condensation - ISO 6270-1, Paints and Varnishes - Humidity (Continuous Condensation) - BS 3900, Part F9, Determination of Resistance to Humidity (Continuous Condensation)
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.1 21.1 22.1 23.1
Dış Ortam Neminin Etkileri Su, çoğu maddenin ortak düşmanıdır. Metallerin aşınmasına, organiklerin çürümesine ve yapıların parçalanmasına yol açmaktadır. Yoğunlaşma, saf olmayan sudan damıtılmış, atmosfer ile karıştırılmış ve oksijen ile doymuş sudur. Bu tip bir nem “agresif su” olarak da adlandırılabilir, çünkü bir ürüne teması ve ürün içine nüfuziyeti sırasında oksijeni de beraberinde taşır. Çalışmalar gösteriyor ki dış ortamdaki maddeler günde yaklaşık 12 saat boyunca çiy formundaki yoğunlaşmış suya maruz kalmaktadır. QCT Nem Test Cihazı QCT, metaller, boyalar ve organik maddelerde yağmur ve çiyden kaynaklanan hasarı simüle edip hızlandırmak için %100 yoğuşmalı nem kullanır. Nem sıcaklığını yükselterek doğal maruz kalma sürecini hızlandırmış olur. QCT test cihazı için sadece normal musluk suyu yeterli olmaktadır. Çünkü, su tankından buharlaşıp numuneler üzerinde yoğuşma işleminde musluk suyu, tamamen damıtılmış su haline gelir. Test cihazının yenilikçi tasarımı, numunelerin kalınlığı boyunca sıcaklık farkı yaratmak için oda havasının soğutmasını kullanır. Bu sıcaklık farkı yoğuşma oluşumu için gerekli bir unsurdur. Unutmayınız ki QCT test cihazı, tipik bir nem test cihazından, temelde farklı bir cihazdır. Değişik Test Döngüleri QCT test cihazı, statik, %100 yoğuşmalı nem ya da sıcak yoğuşmalı ve kurutmalı arasında geçiş yapmak üzere kullanıcı tarafından programlanabilmektedir. Sıcaklık aralığı, oda sıcaklığından 70 dereceye kadar çıkabilmektedir. Sistem, otomatik bir döngüsel zamanlayıcı üzerinden istenilen ıslak/kuru test uygulama döngüsünün seçilmesine olanak tanır. Döngü seçenekleri, oda sıcaklığının biraz üstündeki, neredeyse gözle fark edilemeyen çiyin hafif ıslaklığı ile yüksek sıcaklıktaki sürekli ve aktif yoğuşma seviyesinde belirlenebilmektedir. Donma işlemi de bir takım bozulmaları hızlandır. Donma/çözülme döngüsü için paneller, QCT test cihazından alınır alınmaz henüz ıslakken dondurulmalı ve sonra tekrar QCT test cihazına yerleştirilmelidir. Hızlı ve Çok Amaçlı QCT test cihazı aşağıdaki uygulamalar için kullanılabilir: - boyada kabarcıklanma dayanıklılığı için bir haftasonu boyunca, 55 C derece sıcaklıkta - yağ bazlı pas çözücüleri için 120 saatten az bir sürede, 38 C derece sıcaklıkta - endüstriyel yağların değerlendirilmesi için sadece 1 gün - soğuk çekilmiş ve galvanizli çeliğin yüzey reaktivite testi için sadece birkaç saat - ahşap yüzey ve boyalarının kabarma, nem ve küf direnç testleri için Kullanımı Kolay, Kurulumu Basit QCT test cihazı anlık kabarcık veya korozyon testi sağlar – sadece fişe takıp, su eklemeniz yeterli. Cihaz ofisinizin, laboratuvarınızın ya da fabrikanızın herhangi bir yerine yerleştirilebilir. QCT test cihazı tarafından üretilen sıcaklık ve su buharı, odada bulunan ilave bir kişinin ürettiği ile neredeyse aynıdır. Ayrıca, QCT cihazındaki test panellerinizi test koşullarını değiştirmeksizin istediğiniz sıklıkta kontrol edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken paneli çıkartıp almak ve onun yerine boş bir tane koymak. Standartlar QCT test cihazı birçok standartla uyumludur, bazıları: - ASTM D4585, Kontrollü Yoğuşma ile Kaplama ve Boyaların Nem Dayanıklılığını Test Etme - ISO 6270-1, Boyalar ve Vernikler - Nemlilik (Sürekli Yoğuşma) - BS 3900, Bölüm F9, Nem Dayanıklılığı Tespiti (Sürekli Yoğuşma)