http___radartutorial.de_19.kartei_13.labs_karte003.tr.html_1.xml
1.1 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 5.1 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 8.1 8.2 8.3 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10.1 10.2 11.1
ST100 Starter Kit Description of the radar set, tactical-technical characteristics Figure 1: Different possible Transceivers: 1. K–LC1a, 2. K–LC3 und 3. K–MC1 Figure 1: Different transceivers with varying degrees of beamwidth: ST100 Starter Kit The ST100 Starter Kit is a laboratory system for a complete continuous wave radar (CW) and consists of the motherboard having a USB 1 interface to a computer, a simple K-Band transceiver (K-LA1) in the form of an active antenna and the software for evaluation the received signals. Provider of this tool is RFbeam Microwave Ltd., headquartered in Switzerland. The ST100 Starter Kit is ideal for the development of experience in the field of Doppler radar and can optionally be modified in its application by additionally offered transceivers. Since the expected Doppler frequencies are in the range up to 16 kHz (corresponding to a radial speed of 360 km/h), the core of the main board consists of a stereo processor, which was developed for acoustic applications. This one is equipped with two built-in low-noise analogue to digital converters, which transmit a digital output signal with a resolution of 16 bit over the USB-1 interface to the computer. The two independent channels allow an analysis of amplitude and phase angle by using a transceiver with synchronous detector and I&Q– output pins. The software represents these signals on the screen of the computer in two charts: Time-Domain and Frequency-domain. The received signals may be stored in the computer memory, and can be played back on the main board to represent measurement results at a later time again. This feature makes this Starter Kit very interesting for teaching, because the results obtained in field experiments can be examined separately in the classroom at a later time. The ST100 with its created in LabView software can provide signals for your own applications, for example in safety technology. In the simplest case, this may be room monitoring with Doppler radar, which indicate any movement in this room. Since the electromagnetic waves of the radar penetrate even thin walls, this technique can be installed very inconspicuously. When using two starter kits, each fitted with a transceiver with strong narrow beam patch antenna, then you can create a full-fledged barrier radar. Both devices then work with a slightly frequency offset. Both devices then have a constant output signal without disturbance. But every intruder changes the received signals by causing a strong fluctuation of in the first Fresnel zone, and thus triggers an alarm. The patch antennas of the transceiver generally consist of a transmitting antenna in addition to a separate receiving antenna. On some models, the receiving antenna may be additionally divided into two halves in order to have a phase evaluation between the two receive channels, and thus to be able to make a software based direction determination. Figure 2: PCB motherboard of ST100 Starter Kit
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1
Bir Sürekli Dalga-Radarı için Eğitim Seti, ST100 Başlangıç Kiti Radar birimi, taktik-teknik özellikleri açıklaması Resim 1: Dikey düzlemde değişik demet genişliğine sahip muhtelif alıcı-vericiler: 1. K–LC1a, 2. K–LC3 ve 3. K–MC1 Resim 1: Dikey düzlemde değişik demet genişliğine sahip muhtelif alıcı-vericiler: Bir Sürekli Dalga-Radarı için Eğitim Seti, ST100 Başlangıç Kiti ST100 Eğitim Seti bir Sürekli Dalga-Radarının (Continuous-Wave Radar) bütün işlevlerini eksiksiz yerine getirebilen bir laboratuvar sistemidir ve bir USB-1 üzerinden bilgisayara bağlanabilen bir ana karta, bir aktif antene, bir basit K-bant alıcı-vericiye (K-LA1) ve alınan işaretlerinin değerlendirilmesi için bir yazılıma sahiptir. Aygıtın satıcısı İsviçre RFbeam Microwave GmbH firmasıdır. ST100 Eğitim Seti Doppler radar alanında deneyim kazanabilmeniz için çok uygundur ve isteğe bağlı olarak temin edilebilen bir alıcı-verici (transceiver) ile bu seti farklı amaçlar için de kullanabilirsiniz. Beklenen Doppler frekans bölgesinin en fazla 16 kHz a kadar olan bölgede bulunması nedeniyle (bu yaklaşık 360 km/saat bir radyal hıza karşılık gelir) ana kartın beyni akustik için geliştirilmiş bir stereo işlemcidir. Bu devre 16-bit çözünürlüklü bir sayısal çıkış işaretini USB-1 kablosu üzerinden bilgisayara aktarabilen iki adet düşük gürültülü Analog/Sayısal dönüştürücü ile donatılmıştır. İki adet bağımsız kanal, bir alıcı-vericinin Eşzamanlı Algılayıcı (synchronous dedector) ve I&Q çıkışlarına bağlanmasıyla, genlik ve faz açısının değerlendirilmesine imkân tanır. Yazılım bu işaretleri bilgisayar ekranında (biri işareti zamanın bir işlevi, diğeri ise frekansın bir işlevi olarak) iki çizgeyle görüntüler. İleriki bir zamanda örnek ölçüm sonuçlarının yeniden görüntülenmesi (playback) amacıyla alınan işaretler baskılı devreye kaydedilebilir. Bu özelliği ST100 eğitim setini dersin anlatımı sırasında sahadan gelen sonuçların sınıfta ayrıca bir defa daha araştırılmasına imkân tanıması açısından oldukça ilgi çekici kılmaktadır. ST100, LabView'de yarattığı yazılımı ile kendi uygulamaları için, örneğin güvenlik teknolojisine yönelik, işaretleri de sağlayabilir. En basit durumda bu, uzaydaki her hareketi bildiren Doppler radarlı bir uzay gözetim uygulaması olabilir. Örneğin bu, bir hafif frekans kaymasıyla çalışan iki adet ST100 başlangıç kiti ve keskin ışıma demetli yama antene (patch antenna) sahip alıcı-vericisiyle güvenlik uygulamaları için oldukça uzun 100 m gibi bir menzile ulaşan, bir bistatik bariyer radarı gibi daha karmaşık bir uygulama da olabilir. Burada çevrede herhangi bir değişiklik olmasa bile bir işaret alınabilir. Fakat her bir sızma girişimi 1. Fresnel zonunda alınan işarette bir kuvvetli dalgalanma meydana getirir, alım işareti değişir ve sonuçta alarm verilir. Alıcı-vericinin yama anteni genellikle bir alım anteni yanında bir gönderim anteninden meydana gelmektedir. Bazı modellerde, her iki alım kanalı arasındaki bir faz açısı değerlendirmesini yapabilmek amacıyla alım anteni iki kısma ayrılmıştır ve böylece yazılımla bir yön tayini de yapmak mümkün olabilmektedir. Resim 2: Eğitim Seti ana baskılı devresi (resimdeki bazı parçalar üzerine fare imlecini getirdiğinizde o parçaya ait açıklamayı görebilirsiniz) Resim 2: Eğitim Seti ana baskılı devresi (resimdeki bazı parçalar üzerine fare imlecini getirdiğinizde o parçaya ait açıklamayı görebilirsiniz) Üretim bilgileri (etkileşimli resim)