http___q-lab.com_tr-tr_products_other-accessories_water-repurification-system_1.xml
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
Water Repurification System for QUV and Q-SUN Test Chambers Equipped with Water Spray In standalone QUV testers, the water repurification system is fully integrated into the tester below the test chamber. In QUV testers on space saver frames and in Q-SUN models, the repurification system is packaged inside a separate housing as a standalone system. The water repurification housing is positioned on the floor to the right of the tester and may be stacked. For complete details, see Specification Bulletin LW-6048. It is important to note that the repurification system is not a primary purification system - it is a repurification system. You still must supply purified water to the machine. If you feed ordinary tap water to the tester, the water repurification cartridge may become depleted in a few weeks. During a spray step, the pump turns on and draws water out of the reservoir. The water then goes through a flow adjustment valve which sends water to the spray nozzles (and some back to the reservoir). The water goes through a repurification cartridge to remove any contaminants. After the water is sprayed on the test specimens, it drains back into the reservoir. A float valve automatically adds water to the reservoir to replenish water lost to evaporation (typically 5 liters per day) – no manual filling is needed. Since the water is recycled, a drain is not mandatory. However, a drain is recommended so that if the float valve sticks open, the overflow will go down the drain instead of on the floor. Users should also check the water purity monitor once a month and change the repurification cartridge when the total dissolved solids are greater than 1ppm. When the tester is supplied with pure water the repurification cartridge should last several years. Repurification cartridge lifetime is highly dependent upon inlet water purity and specimen cleanliness. Exceeding the recommended values may reduce lifetime significantly. Common Part Numbers - QUV/Spray, 120 RP QUV/spray Water Repurification System, for new 120v QUV machines - QUV/Spray, 230 RP QUV/spray Water Repurification System, for new 230v QUV machines - V-60007-K QUV/spray Water Repurification System to retrofit QUV machines in series 48 or greater - V-60158-K QUV/spray on space saver frame, Water Repurification System, for new 120v QUV machines - V-60159-K QUV/spray on space saver frame, Water Repurification System, for new 230v QUV machines - V-60160-K QUV/spray on space saver frame, Water Repurification System to retrofit QUV machines in series 48 or greater - X-10897-K Q-SUN Xe-1, Xe-2 and Xe-3 Water Repurification System
1.1 2.1 3.1 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1
Su Spreyine Sahip QUV ve Q-SUN Test Kabinleri için Suyu Tekrar Arıtma Sistemi QUV test cihazlarındaki suyu tekrar arıtma sistemi, test kabininin altındaki bölüme tamamen entegre edilmiştir. Yer tasarrufu sağlayan çerçeve sisteminin kullanıldığı QUV test cihazlarında ve Q-SUN modellerinde ise bu sistem, tek başına bir ünite olarak ayrıca sunulmaktadır. Suyu tekrar arıtma ünitesi, test cihazının sağ tarafında yerde duracak şekilde konumlandırılmış olup istenirse üst üste de koyulabilmektedir. Detaylı bilgi için lütfen LW-6048 Özellikler Bülteni’ne bakınız. Unutmayınız ki bu sistem birincil arıtma sistemi değildir – bir tekrar arıtma sistemidir. Cihazınız için hala saf su sağlamanız gerekmektedir. Eğer test cihazınıza normal musluk suyu beslerseniz, suyu yeniden arıtma kartuşu birkaç hafta içinde kullanılamaz hale gelecektir. Spreyleme sırasında pompa devreye girerek depodaki suyu çeker. Su öncelikle akış ayarlama valfinden geçip sonrasında sprey nozzle’larına gider (bir kısmı tanka geri döner). Suyun içinde kalan herhangi bir yabancı maddenin temizlemesi için tekrar arıtma kartuşuna gider. Su test numunelerinin üzerine püskürtüldükten sonra tanka geri döner. Buharlaşma esnasında kaybolan suyu telafi etmek için şamandıra valfı otomatik olarak depoya su girişine imkan verir (günde 5 litre) – manuel olarak su doldurmanıza gerek yoktur. Su geri dönüşümlü olduğundan, herhangi bir gider bağlantısı zorunlu değildir. Bununla birlikte şamandıra valfının açık kalabileceği bir durumda, taşan su zemine yayılmaması için emniyet amacıyla gider bağlantısı tavsiye edilir. Ayrıca kullanıcılar, ayda bir kez su saflık monitörünü kontrol etmeli ve suda çözülmeyen maddeler (TDS) 5ppm’den fazla olduğunda suyu tekrar arıtma kartuşunu değiştirmelidirler. Test cihazınıza saf su sağladığınızda suyu tekrar arıtma kartuşu bir kaç yıl süresince dayanmaktadır. Yaygın Parça Numaraları - QUV/Spray, 120 REPUR QUV/sprey Suyu Tekrar Arıtma Sistemi, yeni 120v QUV cihazları için - QUV/Spray, 230 REPUR QUV/ sprey Suyu Tekrar Arıtma Sistemi, yeni 230v QUV cihazları için - V-60007-K QUV/sprey, 48 ya da üstü serilerdeki QUV makinelere takmak üzere Suyu Tekrar Arıtma Sistemi - V-60158-K Yer tasarrufu sağlayan çerçevede QUV/sprey, Suyu Tekrar Arıtma Sistemi, yeni 120v QUV cihazları için - V-60159-K Yer tasarrufu sağlayan çerçevede QUV/sprey, Suyu Tekrar Arıtma Sistemi, yeni 230v QUV cihazları için - V-60160-K Yer tasarrufu sağlayan çerçevede QUV/sprey, 48 ya da üstü serilerdeki QUV makinelere takmak üzere Suyu Tekrar Arıtma Sistemi - X-10897-K Q-SUN Xe-1, Xe-2 ve Xe-3 Suyu Tekrar Arıtma Sistemi