我想了解关于校准方法中的静电激励器法的知识，请写一篇详细的介绍
user
## 校准方法中的静电激励器法

静电激励器法是在传声器膜片和静电激励器间施加一个静电场，通常为直流电压800伏，同时施加不同频率的交变电场产生静电力，以模拟声压的作用，进而得到传声器在不同频率下的频率响应。静电激励器由一个导电刚性平板组成，位于传声器膜片上方，其产生的基频声压由静电激励器与传声器膜片之间的间距、介质介电常数以及静电场电压、交变电场激励电压决定。由于静电激励器与传声器膜片之间的距离不易精确测量，因此静电激励器法是获得传声器相对频率响应的快捷方法，辅以声校准器等方法获取参考频率点的灵敏度，便可获得整个频段的频率响应。静电激励器放置在膜片上方，存在一定的声辐射阻抗，因此静电激励场的频率响应与压力场、自由场频率响应存在一定差异，对于固定型号的传声器，在测得其静电激励场频率响应后，可通过修正值的方式获得其压力场和自由场频率响应。
assistant