مقياس متعدد رقمي المقياس متعدد الأغراض أو الملتميتر هو جهاز قياس إلكتروني متكامل يحتوي على عدد من أجهزة القياس ضمن جهاز واحد هذا الجهاز الرقمي مكن أن يكون بتصميم تماثليا شبه مؤشرالجلفانومتر يحوي هذا الجهاز الشامل على الأجهزة التالية بالشكل الأساسي مقياس التيار الكهربائي مقياس الجهد الكهربائي مقياس المقاومة الكهربائية من أشهر الشركات المصنعة للمقاييس الرقمية شركة تيكترونيكس أصل التسمية سمى مقياس متعدد الأغراض وفقا معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات في مجمع اللغة العربية بدمشق وهو كذلك وفقا لقاموس المصطلحات الإلكترونية المشروحة خواص إضافية هناك خواص إضافية يمكن توفرها في بعض النماذج من هذا الجهاز إصدار صوت عند تمام الدائرة الكهربائية قراءة رقمية بدلا من قراءة تماثلية أنلوك تضخيم لقراءات الجهد والتيار الصغيرة والمقاومة الكبيرة قياس المحاثة للملفات والسعة للمكثفات الكهربائية في الدوائر الإلكترونية فحص الدايودات الترانستورات المستخدمة في الدوائر الإلكترونية قياس درجات الحرارة ومعايرته المزدوجات الحرارية يعتبر هذا الجهاز من الأجهزة المتعددة الأغراض حيث يمكنه قياس جهد التيار المتردد والمستمر وكذلك التيار والمقاومة المكونات وهذا الجهاز الإلكتروني المتعدد الأغراض المتين أو  يتكون عادة من العناصر الآتية مكبر  ذات القنطرة المتزنة وجهاز قياس  موهن في مرحلة الدخل لاختيار مدى الجهد الصحيح موحد لتحويل جهد الدخل ال  إلى قيمة متناسبة من ال  بطارية داخلية ودائرة خرى إضافية تعطي القدرة على قياس المقاومة مفتاح وظيفي لاختيار الوظائف القياسية المختلفة لجهاز القياس مثل الجهد التيار المقاومة كما يزود الجهاز عادة بمصدر قدرة داخلية للعمل على مصادر التغذية  وفي معظم الحلات يزود ببطارية أو أكثر للعمل كجهاز نقال ملف جهاز القياس الإلكتروني المتعدد   الرسم التخطيطي لمكبر  ذو قنطرة اتزان ومستخدما ترانزستورات ذات مجالين فعالين موضح جانبا ويلاحظ استخدام ترانزستورين ذو مجالين فعالين سوف يتواءم مع كسب التيار ليحقق اتزان الدائرة الحراري وهذين الترانزستورين إضافة إلى مقاومات المصدر مع مقاومة ضبط الصفر يكونون دائرة القنطرة ويوصل جهاز قياس  بين أطراف مصدري الترانزستور وممثلين الركنين المتقابلين للقنطرة والرسم التخطيطي لمكبر  ذو قنطرة اتزان ومستخدما ترانزستورات ذات مجالين فعالين موضح جانبا ويلاحظ استخدام ترانزستورين ذو مجالين فعالين سوف يتواءم مع كسب التيار ليحقق اتزان الدائرة الحراري وهذين الترانزستورين إضافة إلى مقاومات المصدر مع مقاومة ضبط الصفر يكونون دائرة القنطرة ويوصل جهاز قياس  بين أطراف مصدري الترانزستور وممثلين الركنين المتقابلين للقنطرة وفي حالة غياب إشارة الدخل فإن أطراف البوابة للترانزستورين تكون عند جهد الأرض وتعمل الترانزستورات في حالة تماثل هادئ وفي الحالة المثالية لن يمر تيار خلال جهاز قياس  لكن في الواقع وبسبب عدم التطابق الكامل بين الترانزستورين وكذلك الفرق الطفيف في قيم المقاومات المختلفة يمر تيار يجعل حركة جهاز القياس تنحرف عن وضع الصفر ويقلل هذا التيار للصفر بواسطة مقاومة ضبط الصفر وتكون القنطرة متزنة في هذه الحالة ومع وجود إشارة دخل موجبة على بوابة ترانزستور الدخل يزيد تيار السحب مسببا ارتفاع الجهد على أطراف المصدر ونتيجة عدم الاتزان بين جهدي المصدر للترانزستورين يتضح بواسطة حركة جهاز القياس الذي يعاير تدريجه بدلالة قيمة جهد الدخل المسلط ويحدد أقصى جهد يمكن أن سلط على الترانزستور بمدى عمله والذي عادة ما يكون في حدود فولتات قليلة ويمكن زيادة مدى القنطرة ببساطة وذلك باستخدام موهن دخل أو مفتاح المدى حيث سلط جهد الدخل ال  المجهول من خلال مقاومة كبيرة في جسم المجس إلى مقاومة مقسم الجهد الجهد على بوابة دخل الترانزستور سوف عرف عبر مقاومة  من المقاومة الكلية والتي قيمتها  ويتم ترتيب الدائرة بحيث يعطي جهاز القياس  أقصى انحراف مع المسلطة على طرف المجس وعند وضع مفتاح المدى في الوضع فإن جهد البوابة سوف يظهر عبر المقاومة  من المقاومة الكلية  وقيمة جهد الدخل سوف يعطي أقصى انحراف لجهاز القياس قياس المقاومة بواسطة جهاز القياس المتعدد عندما يوضع المفتاح الوظيفي لجهاز القياس المتعدد الاستخدام في الوضع  فإن المقاومة المجهولة توضع على التوالي مع بطارية داخلية وجهاز القياس  سوف يقيس ببساطة الهبوط في الجهد عبر المقاومة قياس المقاومة بواسطة جهاز القياس الإلكتروني المتعدد والدائرة المماثلة موضحة بالشكل وفي مثل هذه الدائرة فإن شبكة مقسم منفصلة تستخدم فقط عند قياس مقاومة معطية عدد من مديات المقاومة المختلفة وفي حالة توصيل المقاومة المجهولة  لأطراف  لجهاز القياس المتعدد الاستخدام فإن البطارية تعطي تيار يمر خلال أحد مقاومات المدى ثم المقاومة المجهولة فالأرض والهبوط في الجهد عبر المقاومة المجهولة  هو  وسوف يسلط على دخل مكبر القنطرة فينحرف مؤشر جهاز القياس  وحيث أن الهبوط في الجهد عبر المقاومة المجهولة  يتناسب مباشرة مع قيمة المقاومة فإن قيمة تدريج جهاز القياس يمكن معايرته بدلالة  وهناك نقطة جديرة بالتنبيه هي أن الجهاز يبين الزيادة في المقاومة بحركة المؤشر من اليسار إلى اليمين بينما جهاز قياس المقاومة العادي يقيس الزيادة في المقاومة المتحركة من اليمين إلى اليسار والسبب أن جهاز القياس المتعدد الإلكتروني يقرأ المقاومة الأكبر كجهد أكبر بينما جهاز القياس المتعدد العادي يبين المقاومة الأعلى كتيار أقل انظر أيض جهاز قياس كلامب ميتر مقياس جهد كهربائي فولتميتر فولتمتر رقمي لمراقبة الكهرباء المنزلية افوميتر مقياس مقاومة الواطميتر نظام متري مراجع مصادر كتاب القياسات الكهربية والإلكترونية النظرية والتطبيق تصنيف أجهزة إلكترونية تصنيف أجهزة قياس تصنيف أجهزة قياس كهربائية تصنيف أدوات الصناعات الإلكترونية
جهاز القياس المتعدد الرقمي أو الرقمي المتعدد أو الرقمي متعدد الأغراض أو  هو جهاز قياس إلكتروني متكامل يحتوي على عدد من أجهزة القياس ضمن جهاز واحد هذا الجهاز الرقمي مكن أن يكون بتصميم تماثليا شبه مؤشرالجلفانومتر يحوي هذا الجهاز الشامل على الأجهزة التالية بالشكل الأساسي مقياس التيار الكهربائي مقياس الجهد الكهربائي مقياس المقاومة الكهربائية من أشهر الشركات المصنعة للمقاييس الرقمية شركة تيكترونيكس.