Fluke TiS20+ Termisk Kamera | Fluke
Kontinuerlig berøringsskærm IR-Fusion™
Udviklet til at modstå fald op til 2 meter
Vand- og støvbestandigt - IP54-klassificering
Du kan automatisk organisere og arkivere termiske billeder med Fluke Connect™ Asset Tagging
120 x 90 infrarød opløsning
Produktoversigt: Fluke TiS20+ termisk kamera
Spar tid med det rigtige niveau af infrarødt og analyse
Uanset om du er oppe på taget og udfører en varme-, ventilations- og airconditioninspektion, dybt inde i anlægget og inspicerer en motor, eller hvis du aflåser en el-tavle, stoler du på dine værktøjer til at have kraften og funktionerne til at gøre dit arbejde hurtigt.
Fluke TiS20+ håndholdt termisk kamera sætter kraften af termisk imaging i din hånd. Designet til at gøre dit job hurtigere og lettere er dette termiske kamera det rigtige værktøj til:
Erhvervselektrikere
Varme-, ventilations-, klimaanlægs- og køleteknikere
Vedligeholdelsesteknikere
Få kontekst med et kombineret visuelt lys og infrarødt billede
I termografi er kontekst vigtig. Lad Fluke IR-Fusion™ gøre dit job lettere ved at bruge et termisk billede, der er lagt på et visuelt lyst billede, så du får det komplette billede af, hvor problemet er, inden det bliver et problem. Du skal bare stryge din finger hen over skærmen for at justere niveauet af infrarød. Uanset om du finder en ujævn belastning på et switchgear eller inspicerer et ventilationssystem, hjælper Fluke TiS20+ dig med at opdage problemer hurtigt.
Du arbejder hårdt hele dagen, det bør dine værktøjer også
Du har ikke råd til, at dit termiske kamera fejler på grund af dit miljø. Du kan sove godt om natten ved at vide, at dit kamera holder til, hvad dagen byder dig.
Konstrueret til at modstå et fald fra 2 meters højde
Modstandsdygtig overfor vand (IP54)
Modstandsdygtig overfor støv (IP54)
Stop sortering, start analysen med Fluke Connect Asset Tagging
Eliminér timer ved computeren med at organisere dine termiske billeder, lad Asset Tagging gøre alt det for dig. Ikke mere trækken og slippen eller omdøbning af filer på kontoret, bare scan en QR-kode på dit aktiv, fang dine termiske billeder, og de sorteres automatisk efter aktiv. Begynd at bruge din tid på at analysere dine billeder og oprette rapporter i stedet for at sortere dine filer en ad gangen.
Længste batterilevetid i et Fluke termisk kamera nogensinde
TiS20+ kan arbejde uden pause og har en batterilevetid på over 5 timers kontinuerlig brug, hvilket er den længste batterilevetid nogensinde i et Fluke termisk kamera. Spar på dit batteris levetid mellem inspektionspunkter med dvaletilstand. Du skal bare trykke på tænd/sluk-knappen én gang, så er du oppe at køre igen.
Få mest muligt ud af din TiS20+ med Fluke Connect™ desktop software. Opret professionelle rapporter på få minutter, mens du laver effektive optagelser af fuldt radiometriske data til at understøtte dine vedligeholdelsesprogrammer.
Rediger og optimer billeder
Kombiner infrarøde og synlige billeder til enklere analyse
Opret detaljerede rapporter
Få adgang til termiske billeder fra sky-opbevaring
Organiser og søg efter aktiv, alvorlighed og titel
Specifikationer: Fluke TiS20+ termisk kamera
IFOV (rumlig opløsning) 7,6 mRad, D:S 130:1
Minimum fokuseringsafstand 50 cm (20 tommer)
Fokuseringssystem Fast fokus
Dataoverførsel Mini USB bruges til at overføre billede til pc
Trådløs tilslutning Ja, (802,11 b/g/n (2,4 GHz))
Fluke Connect instant upload Ja, opret forbindelse fra dit kamera til WiFi netværket i din bygning (802,11 b/g/n (2,4 GHz)), og de billeder, som tages, bliver automatisk uploadet til Fluke Connect-systemet, til opbevaring og visning på din pc.
IR-Fusion teknologi AutoBlend kontinuerlig 0% til 100%. Tilføjer konteksten af de synlige detaljer til dit infrarøde billede
Skærm 3,5 "LCD berøringsskærm (liggende)
Displayopløsning 320 x 240 LCD
Hukommelse Intern hukommelse på 4 GB (inkluderer slot til optionelt micro SD kort op til 32 GB)
Batterier (udskiftelige i marken, genopladelige) En intelligent lithiumion batteripakke med fem-segments LED display, der viser opladningsniveau
Batterilevetid ≥ 5 timer kontinuerlig (uden WiFi)
Batteriopladningssystem Opladning i kameraet. Optionel 12 V adapter til biloplader
Strømbesparelse Automatisk nedlukning: 5, 10, 15 og 20 minutter eller aldrig
Område for temperaturmåling (ikke kalibreret under 0 °C) -20 °C til 150 °C (-4°F til 302°F)
Nøjagtighed Måltemperatur ved eller over 0 °C: Nøjagtighed: ± 2° C eller ± 2% ved 25° C, alt efter hvad der er større.
Emissivitetskorrektion på skærmen Ja, materialetabel
Opbevaringstemperatur -40 °C til 70 °C (-40 °F til 158 °F)
Elektromagnetisk kompatibilitet EN 61326-1, CISPR 11: Gruppe 1, klasse A
Vibrationer og stød 10 Hz - 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27
Fald Konstrueret til at modstå et fald fra 2 meters højde
Vægt 0,72 kg (1,6 lb)
Modeller: Fluke TiS20+ termisk kamera
Fluke TiS20+ termisk kamera (9 Hz)
Robust lithium-ion smart batteri
Ressourcer: Fluke TiS20+ termisk kamera
TiS20+ Thermal Imager : Users Manual | Brugervejledning
TiS20+ | Reference manual
TiS20+ | Produktspecifikation
Fluke TiS20+ termisk kamera: TEKNISKE DATA