Fluke 709-tarkkuusvirtasilmukkakalibraattori - Litemaster Oy / Porin Elektroniikkatarvike
Suunniteltu takaamaan laadukkaat mittaustulokset ja säästämään aikaa
Fluke 709 -mA-kalibraattori tuottaa laadukkaita tuloksia. Sillä vähennät jännitteen ja virran mittaamiseen ja syöttöön sekä silmukan jännitteistämiseen kuluvaa aikaa.
Fluke 709 Tarkkuus-virtasilmukkakalibraattorissa on käyttäjäystävällinen käyttöliittymä sekä Quick-Set-kiertosäädin. Suojakotelo sopii hyvin käteen, ja suurta taustavalaistua näyttöä on helppo lukea myös pimeissä ja ahtaissa tiloissa.
Fluke 709-kalibraattorin edut:
Luokkansa paras tarkkuus (0,01 %)
Pieni ja kestävä malli toimii kuudella (6) AAA-paristolla
Asetusten määrittäminen ja laitteen käyttö on helppoa ja nopeaa intuitiivisen käyttöliittymän sekä Quick-Set-säätimen ansiosta.
Laitteessa on kiinteä 250 Ω vastus HART-kommunikointia varten
24 VDC silmukkajännitteen syöttö mA-mittaustilassa (-25%...125 %)
Erottelukyky mA-alueilla on 1 µA ja jännitealueilla 1 mV
Kaikissa mittauksissa helppo kaksijohdinkytkentä
Automaattinen sammutustoiminto pidentää paristojen käyttöaikaa (säädettävissä 30 minuuttiin asti)
Ramppi- ja askeltoiminnon aika määritettävissä sekunteina
Alue valittavissa (0...20 mA tai 4...20 mA)
Venttiilitesti (simuloi määritetyt mA-arvot prosentteina)
mA-syöttö, mA-simulointi, mA-mittaus, mA-mittaus + silmukkajännite, jännitemittaus.
mA (0...24 mA) ja jännite (0...30 VDC)
1 µA mA-alueilla ja 1 mV jännitealueilla
0,01 % +/- 2 lukemaa, kaikki alueet (@ 23° +/- 5 °C)
10...95 %, ei kondensoiva
Stabiilisuus
20 ppm alueesta/°C kun T= -10...18 °C ja 28...55 °C
128 x 64 pikseliä, taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö
6 AAA-alkaliparistoa
40 h, tyypillisesti
Ylikuormitussuojaus
28 mA DC
EN61326 liite A (kannettavat laitteet)
NIST-jäljitettävä kalibrointitodistus datalla, paristot, mittausjohdot ja käyttöopas