Übertragungsinstrument abgewinkelter Arbeitskopf; Griff Kupplungsarten Turbinenwinkelstück Wasser-Luft-Spray, Aerosolentwicklung - Infektionsgefahr Wasserkühlung, Mindestmenge an Kühlwasser Pflege, Aufbereitung und Sterilisation Rücksaugung (an alten Geräten zwecks schnellem Wasserstopp) Drehmoment; Durchzugskraft Rechts- oder Linkslauf Turbinen: Schaftdurchmesser: 1,6 mm; FG-Bohrer (Friction-Grip-Bohrer) für das Abtragen von Zahnhartsubstanz (Zahnschmelz, Zahnbein) 1952 - der erste Turbinenmotor für die Zahnbehandlung (Aufbau: ..., Rotor = kugelgelagerte Hohlwelle; 2,1 bis 4,2 bar; 30 - 40 l Luft je min; direkte Kraftübertragung auf den Bohrer ohne weitere Transmission oder Übersetzung; kugelgelagert: 300.000 bis 420.000 U; luftgelagerte Turbinen: bis 750.000U, Geräuschentwicklung, Gesundheitsgefahren für den Zahnarzt; Frequenzen; keine Drehzahlreduzierung möglich; geringe Durchzugskraft weil geringe Masse mit geringer Masseträgheit dafür aber hohe Drehzahl; Schäden durch Unwucht; Kurzkopfturbine - Mikrokopf; pneumatische Getriebe - ein niedrig drehender Kompressor (der große separate Kompressor der Zahnarztparxis) komprimiert Luft, im turbinen-Winkelstück setzt diese Luft eine hochdrehende winzige Turbinenwelle in Bewegung; Kopfwinkel - z.B. 90° oder 100°; Kniewinkel - z.B. 18 oder 20°; Keramiklager; Kupplungen: Einlochkupplung - z.B. Kavo; Zweilochkupplung, Dreilochkupplung, Vierlochkupplung - der verschiedensten Hersteller; Wasserdüsen am Kopf: 1-4 Spraydüsen; Mindestmenge 80 ml Kühlwasser/min bei einer Zahnpräparation; Kaltlichtleiter - meist 25.000 Lux) Hersteller: KAVO, Bien-Air, Siemens, Girrbach; NSK - Japan; Morita - Japan; ...) rotes Winkelstück: z.B. zum Trennen von Brückenglieders blaues Winkelstück: z.B. für Polituren; Osteotomien grünes Winkelstück: z.B. Karies ausbohren Chirurgie-Winkelstück (Kühlung mit steriler Kochsalzlösung, die über eine separate Schlauchpumpe aus einer Infusionsflasche gefördert wird engl: contra angle handpiece; straight handpiece; en:Dental drill Drehzahlregelung und Schaltung über Fußanlasser. Geschichte: Doriot-Gestänge zum Antrieb eines Winkelstücks; Antrieb des Doriotgestänges durch Elektromotor bzw. Tretkurbel Winkelstück können nicht sterilisiert werden, da sie vor dem Einlegen in den Autoklaven geölt werden müssen; nur saubere Oberflächen können desinfiziert werden. Winkelstücke wrden entweder im Thermodesinfektor desinfiziert oder im Autoklaven. Üblicherweise wird ja im Autoklaven alles sterilisiert, aber Winkelstücke wrden mit einem Kurzprogramm (z.B. 105 °C) nur im Steri desinfiziert - man spricht hier vom Autoklavieren. Die meisten Winkelstücks sind heute bis 135 °C hitzebeständig, so dass sie auch mit einem normalen Sterilisationsprogramm (134°C) mit in den Autoklaven gelegt werden können. Hand- Und Winkelstücke dürfen nicht in Desinfektionsbäder gelegt werden, wie das für fast alle anderne zahnärztlihcn Instrumente erläubt ist. Nach dem Autoklavieren müssen die Hand- und Winkelstücke sofot aus dem Dampfsterilisator genommen werden. von der Firma sirona gibt es Siorpur-Winkelstück und Turbinen, die nicht geölt wrden müssen. Deren Zahnräder und Kugellager verfügen über gute Trockenlaufeigenschaften der schwere Mikromotor verlagert eventuell den Schwerpunkt des Winkelstückes unangenehm weit nach hinten Qualitätsbeurteilung eines Winkelstückes: Laufruhe (vibrationsfreier Lauf), Langlebigkeit, Geräuschentwicklung (in dB; bsonders die hochlagiben Laufgeräusche sind für Zahnarzt und Helferin schädlich), hohes und stabiles Drehmoment; Nachlaufzeit des Turbinenbohrers (muss sofort anhalten) Lichtleiter: Glasstabm 25.000 Lux Winkelkombinationen: Kopf 100°, Knie 18° Haltekraft (der Spannzange): 32 N thermodesinfizierbar Schnellläufer Winkelstück (rot): max 200.000 U/min Keramik-Kugellager grünes Winkelstück: max 7.400 Schnelläufer (rot) 1:5 blau 1:1 grün: Reduzierunterteil 2,7:1; grüner Reduzierkopf 2:1 blauer Kopf: 1:1 Turbinen: 3 Luftdüsen mit zwei Rotoren und 36 Blättern Turbinen sind von Winkelstücken zu unterscheiden, auch wenn sie diesen ähneln und eine winkelstückähnliche Taktilität aufweisen - oft auch als Turbinenwinkelstück oder Zahnarztturbine (kurz: Turbine) bezeichnet; Rücksaugstopp Antriebsluft für die Turbine: bläst in das Präparationsgebiet oder wird bei einigen Modellen radial weggeblasen -- Sterilgutassistentin 18:14, 13. Feb. 2009 (CET)