Noch was. Dieser Satz: "Was als Messschaltung für die Verbindung zwischen Messfühler/Messumformer und Warte Standard ist, ist die Zweidrahtleitung" ist nicht richtig. Solltest Du damit die 4-20 mA Stromschleife meinen wird der Satz halbrichtig. Was den Anschluss von passiven WT betrifft ist die 3-Leiterschaltung Standard und die 2-Leiterschaltung wird wegen des Temperaturgangs der Leitungen nicht mehr praktiziert.Das ist genau die Ungenauigkeit die mich stört. Und zu behaupten es würde häufiger ein MU eingestzt als das der Sensor über eine längere Strecke in 3-Leiter angeschlossen wäre TF. Für manche (große) Anlagenbetreiber mögen diese Dinge "schwarze Kästen" sein, doch wenn das die Maxime sein soll, können wir den Artikel brutal zusammenstreichen. Es gibt noch eine Welt außerhalb von NAMUR. -- Antax 00:16, 13. Jan. 2013 (CET)