Zunehmend werden Widerstandsthermometer verwendet, die in ihrem Anschlusskopf einen Temperaturmessumformer enthalten. Diese wandeln den temperaturabhängigen Widerstandswert in ein Einheitssignal. Besonders häufig werden hierbei Stromschnittstellen verwendet, die den Widerstand in einen Konstantstrom (meist 4-20 mA) umwandeln, so dass der Strom vom R Ltg unabhängig ist. Sie bieten außerdem den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu Spannungs-Einheitssignalen (z.B. 0-10 V) in Zwei-Leiterschaltung angeschlossen werden können, und das Signal über weitere Distanzen übertragen werden kann. Ferner sind digitale Feldbus-Transmitter erhältlich, die nach Standards wie z.B. FOUNDATION Fieldbus (FF), Profibus oder HART arbeiten. Auch hier übernimmt eine Zweidrahtleitung sowohl die Energie- als auch die Signalübertragung. Mit einer vom Messbereich abhängigen Konstanten t 0 ergibt sich: -- Antax 22:19, 13. Jan. 2013 (CET) P.S. Zu den Anschlussarten (also den der rein passiven WTs: Es fehlt noch die Zweileiterschaltung mit paralleler Leiterschleife. Eine schöne Schaltung, eine Mischung aus Drei- und Vierleiterschaltung, wenn man so will, die sich ohne Konstantstromquelle nur mit einer Wheatstone-Brücke realisieren lässt. Sie ist allerdings recht unüblich (wie die 2-Leiter-S. auch) aber technisch interessant und häufig in der Literatur zitiert, daher finde ich sie sollte mit rein.