Meiner Meinung nach stimmt der Einwand zumindest beim Allstromzangenamperemeter. Wechselstromzangenamperemeter: Diese arbeiten meines Wissens nach wie ein Stromwandler. Sekundärseitig fleißt ein Strom, der dem Primärstrom proportional ist. Dieser muß allerdings nicht erzeugt werden, sondern er entsteht transformatorisch von selbst. Allstromzangenamperemeter: Hier hat man, genau wie beim Wechselstromzangenamperemeter, eine Sekundärwicklung. Der Verstärker erzeugt einen Strom in der Sekundärwicklung, der so groß ist, daß das Feld im Kern immer gleich null ist. Hallsensor, Verstärker und Sekundärwicklung kompensieren also das Feld, weshalb man dieses Prinzip auch Kompensationswandlerprinzip nennt. Siehe "Kompensationsstromwandler mit Hallsonde" unter Stromsensor. Gruß -- Akapuma 16:55, 27. Mär. 2008 (CET)