@Hg6996: "Aber Thermometermessungen können fehlerhaft sein, das schreibt Du ja selbst." Wie kommst Du darauf? Ich habe über fehlerhafte Thermometermessungen in dem Zusammenhang nichts geschrieben und Herr Hager auch nicht. Herr Hager hat geschrieben: "Glasthermometer wurden um das Jahr 1995 durch elektronische Thermometer ersetzt. Und die reagieren deutlich sensibler auf Temperaturunterschiede, zeigen sie schneller an." Beide Thermometer waren bestimmt mit Sicherheit geeicht, deshalb man kann über fehlerhafte Thermometermessungen gar nicht sprechen. Die Details der 8,5- jährigen Vergleichstemperaturmessungen sind in dem Artikel "Vor- und Nachteile durch die Automatisierung der Wetterbeobachtungen und deren Einfluss auf vieljährige Klimareihen" von Klaus Hager beschrieben worden. Siehe Link: [1] Auszug aus dem o. g. Artikel, Seite 3, letzter Absatz: "Unterschiedliche tägliche Messwerte bedingt durch alte und neue Sensoren für die Temperaturmessung veranlassten den Verfasser, dass vom 1.1.1999 bis 31.7 2006 am Fliegerhorst Lechfeld (WMO 10856) 8 ½ Jahre lang täglich ohne Unterbrechungen u. a. Vergleichsmessungen von Quecksilber-Maximum-Glasthermometern in einer Wetterhütte und Pt 100 Widerstandsthermometer in einer Aluhütte jeweils unbelüftet vorgenommen wurden. An den 3144 Tagen ergab sich eine mittlere Differenz von + 0,93 Grad – Pt 100 höher als Quecksilber. Die maximal erfasste Tagesdifferenz betrug gar 6,4 Grad!" -- Werner.Ku 20:39, 14. Jan. 2015 (CET)