덴탈 마스크와 보건용 마스크(KF 80~90)의 장점만 뽑아낸 '하이브리드형 마스크'인 ‘비말(침방울) 차단용 마스크(KF-AD)’다. 숨 쉬기 쉬우면서 침방울도 차단할 수 있는 마스크가 빠르면 이달 말 나온다. ‘KF OO’ 인증 고성능 보건용 마스크보다 상대적으로 얇고 가벼운 데다 호흡하기도 한결 수월할 것으로 알려졌다.
숨 쉬기 쉬우면서 침방울도 차단할 수 있는 마스크가 빠르면 이달 말 나온다.
  덴탈 마스크와 보건용 마스크(KF 80~90)의 장점만 뽑아낸 '하이브리드형 마스크'인 ‘비말(침방울) 차단용 마스크(KF-AD)’다.
   비말 차단마스크 의약외품 고시 비말 차단용 마스크는 지난달 29일 중앙재난안전대책본부 정례 브리핑에서 처음 언급됐다.
  ‘KF OO’ 인증 고성능 보건용 마스크보다 상대적으로 얇고 가벼운 데다 호흡하기도 한결 수월할 것으로 알려졌다.
  착용 시 효과는 겉면이 방수 처리된 수술용 마스크(일명 덴탈 마스크) 못지않다고 한다.
  기온이 올라간 요즘 덴탈 마스크의 수요가 폭증하는 상황에서 비말 차단용 마스크가 또 다른 ‘선택지’로 주목받고 있지만 상용화 시기는 아직 확실치 않다.
  현재 3~4업체가 생산에 필요한 허가를 신청한 상태다.
     식품의약품안전처에 따르면 1일부터 바뀐 의약외품 범위지정 고시가 시행됐다.
  핵심은 비말 차단용의 추가다.
  기존 의약외품으로 고시된 마스크는 수술용·보건용 둘 뿐이지만 식약처는 개정 고시에 맞춰 세부허가 방안 안내문도 내놨다.
  아직 비말 차단용 마스크의 시제품이 공개되지 않았지만, 허가기준 등 정보로 성능을 어느 정도 예측하는 게 가능하다.
    KF 80~90대 아닌 'KF AD'비말 차단용은 보건용처럼 KF(코리아 필터) 표시 뒤에 성능을 나타내는 94(평균 입자크기 0.
 6㎛의 분진을 94% 이상 차단) 등 숫자가 아닌 AD(Anti Droplet)를 쓴다.
  미세한 침방울 차단이란 의미다.
  때문에 KF-AD 인증을 받으려면 깐깐한 방수 테스트를 통과해야 한다.
  실험조건은 이렇다.
  250mL 비커에 물 100mL를 채운다.
  이어 비커 위를 마스크 생산업체서 제작한 비말 차단용 마스크로 씌워 고정시킨다.
  이 상태서 비커를 뒤집은 뒤 30분간 관찰한다.
  이때 바닥에 떨어지는 물방울이 없어야 한다는 게 ‘액체 저항성’ 실험 조건이다.
  덴탈 마스크의 경우 안감에 물감을 떨어뜨려도 겉면으로 투과되지 않는 것으로 잘 알려져 있다.
  식약처, "코로나 확산서 침방울 차단 중요" 이의경 식약처장은 지난달 29일 중대본 브리핑 때 “비말 차단용 마스크의 가장 중요한 성능으로 생각한 것은 액체의 저항성을 갖고 있느냐다”며 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 확산에서 가장 중요한 게 비말, 즉 침방울 차단이기 때문”이라고 말했다.
 