한수원은 CLP 두께 측정에 초음파 검사장비를 사용하면서 표면에 녹이 발견되기 전인 2016년 6월 전에는 표준방식과 에코방식 중 에코방식을 대부분의 원자로에 적용하여 CLP 두께를 산정하다가, 6월 이후부터는 수정 표준방식으로 변경했다.
한편, 한수원은 위 CLP 두께 측정에 모델명 “Ultra Sonic Thickness Gage 38DL PLUS”인 초음파 검사장비(이하 “초음파 검사장비”라 한다)를 사용하면서 CLP표면에 녹이 발견되기 전인 2016년 6월 이전에는 위 초음파 검사장비의 측정방식중 다음 [그림 2]의 표준방식(Standard 방식, CLP 내부면의 도장두께를 포함하여 재료 전체의 두께를 측정하는 방식)과 에코방식(echo-to-echo 방식, CLP 내부면의 도장두께를 제외한 금속자체의 두께만을 측정하는 방식) 중 에코방식을 대부분의 원자로에 적용(22기 중 15기, 나머지 7기는 표준방식 적용)하여 CLP 두께를 산정하다가, 2016년 6월 이후부터는 표준방식으로 측정한 값에서 일정한 도장두께 예상 값(0.2㎜)를 빼어 CLP 두께를 산정하는 방식(이하 “수정 표준방식”이라 한다)으로 측정방식을 변경하였다.