한수원은 수정 표준방식으로 CLP 두께를 측정했는데 도장두께를 실제로 측정해 본 결과, 수정 표준방식에서 적용한 도장두께 예상값을 일률적으로 적용하기 어려웠다.
또한, 한수원은 표준방식의 측정값(도장두께+CLP 두께)에서 도장두께 예상값0.2㎜를 일괄 공제하는 수정 표준방식으로 CLP 두께를 측정하였는데, 표준방식의 측정값이 CLP 기준두께(6㎜)를 크게 초과한 365개 측점(고리3호기 95개, 고리4호기 270개) 을 대상으로 감사기간 중 도장두께를 실제로 측정해 본 결과, 도장두께가 최대 0.87㎜에 달하였으며 0.5㎜를 초과한 측점이 59개(고리3호기 12개, 고리4호기 47개)나 확인되는 등 한수원이 수정 표준방식에서 적용한 도장두께 예상값(0.2㎜)을 일률적으로 적용하기도 곤란하였다.