다음은 SS측정기에서 영점 교정 시 영점용액을 바꿔 사용하여 측정값을 조작한 사례입니다. 0ppm 농도의 영점용액을 2.6ppm 농도의 영점용액으로 바꿔서 교정하면 측정기는 2.6ppm농도를 0ppm으로 표시하게 됩니다.
다음은 SS측정기에서 영점 교정 시 영점용액을 바꿔 사용하여 측정값을 조작한 사례입니다. 0ppm 농도의 영점용액을 2.6ppm 농도의 영점용액으로 바꿔서 교정하면 측정기는 2.6ppm농도를 0ppm으로 표시하게 됩니다. 즉, 항상 2.6ppm을 낮게 측정하게 되는 것입니다. 다음은 COD(화학적 산소요구량) 측정기에서 시료 희석비율을 변경하여 측정값을 조작한 사례입니다. 최대 측정값을 배출 허용기준인 40ppm보다 낮은 22.9ppm으로 설정하고, 최대 측정값보다 높은 농도가 측정되지 않도록 조작한 사례입니다. 즉, 정상적인 시료량이 6이고 증류수가 10인데 증류랑을 14로 늘리게 되면 측정기기의 최대 측정값을 제한한 것입니다. 다음은 하수 무단방류 사례를 말씀드리겠습니다. F하수처리장은 청소용도 등 잡용수로 사용되는 미처리 하수를 6년간 약 18만 톤을 하천으로 무단방류하였습니다. 총인처리시설을 통과하지 않은 미처리 하수를 저장탱크에 이송하면서 저장탱크 상단에 설치된 바이패스(by-pass) 배관을 통해 우수 맨홀로 무단 방류하였습니다. G하수처리장의 경우는 유량조정조 수위가 만수위에 약 82%까지 상승하면 하수가 모이는 맨홀의 우회방류 수문을 열어서 처리하지 않은 하수를 하천으로 방류하였습니다. 하수처리장을 합류식에서 분류식으로 변경하면 바이패스관을 폐쇄하여야 함에도 불구하고 이를 어기고 미처리 하수를 무단 방류수단으로 사용하였습니다.