고령자용 지팡이 가격과 품질을 비교한 결과 시중에 유통되고 있는 보행보조용품의 정보는 미흡하고 일부 제품은 재료와 표시사항 등에서 개선이 필요한 것으로 나타났다.
1. 모두 발언 고령자용 지팡이 가격·품질 비교정보에 대해서 말씀드리겠습니다. 전체적으로 제품 특성과 가격 등을 고려해서 제품을 선택할 필요가 있었습니다. 또한, 일부 제품은 품질과 표시사항에서 개선이 필요한 것으로 나타났습니다. 최근 고령인구가 급속히 증가하면서 지팡이 등의 고령자용품 시장도 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 고령자용 지팡이는 고령자들이 주로 사용하는 보행보조용품으로써 다양한 유형과 가격대의 제품이 시중에 유통되고 있지만 이에 대한 정보는 미흡한 실정입니다. 이에 소비자에게 상품 선택정보를 제공하기 위해서 고령자용 지팡이 14개 제품을 대상으로 품질·안전성 등의 시험을 실시했습니다. 시험 결과, 지팡이의 주요 성능과 구조 등에서 전 제품이 이상이 없어 안전에는 문제가 없지만, 일부 제품은 재료와 표시사항 등에서 개선이 필요한 것으로 나타났습니다. 성능입니다. 지팡이 주요 성능인 손잡이 굽힘, 휘어짐, 압축하중 등에서 전 제품이 안전·품질표시기준을 만족했습니다. 구조입니다. 손잡이 길이, 지팡이 끝 고무의 두께 등의 구조적 안전성에서도 전 제품이 이상이 없었습니다. 다음 쪽입니다. 지팡이 재료의 품질 대부분은 양호하지만 일부 제품은 개선이 필요했습니다. 손잡이가 목재로 만들어진 제품의 함수율, 즉 목재의 수분함유율을 시험한 결과 ‘대세엠케어’ 등 3개 제품이 안전·품질표시기준의 참고기준에 미흡했고, ‘콕스콤’ 제품도 지팡이 끝 고무정도가 참고기준에 미흡해서 향후 품질개선이 필요했습니다.