정지거리에서는 이를 시험한 결과, 이지무브 제품이 정지거리를 초과해서 부적합했습니다. 야간주행할 때 필요한 전방 주행등 밝기를 조사한 결과 30lx로 나타나서 기준인 300lx 이하에 부적합했습니다. 이와 같이 기준에 부적합하게 나타난 업체들은 우리 원의 시정 권고를 수용해서 자발적 시정조치 계획을 알려왔습니다.
정지거리에서는 이를 시험한 결과, 이지무브 제품이 정지거리를 초과해서 부적합했습니다. 기준이 2.5m 이내에 정지해야 되는데 측정 결과 3.1m로 나타났습니다. 야간주행안전입니다. 야간주행할 때 필요한 전방 주행등 밝기를 조사한 결과 30lx로 나타나서 기준인 300lx 이하에 부적합했습니다. 이와 같이 기준에 부적합하게 나타난 업체들은 우리 원의 시정 권고를 수용해서 자발적 시정조치 계획을 알려왔습니다. 회전 및 등판성능, 소음, 방수 등의 성능에서는 전 제품이 이상이 없었습니다. 회전성능·등판성능입니다. 방향전환을 위한 회전성능, 그리고 경사로나 장애물에 대한 등판성능 시험결과에서는 전 제품이 이상이 없었습니다. 또한, 소음·방수성능에서도 이상이 없었습니다. 보유기능 및 경사로 밀림 등에서 제품 간 차이가 있었고, 일부제품은 표시사항이 부적합했습니다. 보유기능·특성입니다. 품별로 보유기능에 차이가 있었는데 보유기능은 등받이 조정기능, 배터리 잔량 표시, 전원 자동 꺼짐 등의 기능들이 있었는데 제품 간 차이가 있었습니다. 대세엠케어 제품은 10도 경사로에서 출발할 때 후방으로 밀리는 현상이 발생했습니다. 표시사항에서는 디에스아이 제품이 주행거리, 사용자 최대하중 등을 표시하지 않아서 개선이 필요했습니다. 다음 페이지입니다. 시험대상 제품 선정입니다. 소비자 성인남녀 500명에 대한 설문조사 결과를 바탕으로 선호도가 높은 의료용 전동스쿠터 5개 업체 5종 모델을 선정해서 조사를 실시했습니다.