샘플이 농축된 후 그래핀 양자점 센서 어레이쪽으로 가게되면 다같이 어레이를 스캐닝하면서 형광색깔을 측정하게 된다.
만약에 샘플이 다 흘러가서 농축이 된 다음에 그래핀 양자점 센서 어레이 쪽으로 간다 그러면 다음과 같이... 그래핀 양자점 어레이에서의 형광색깔을 측정하게 되겠습니다. 그래서 그래핀 양자점 어레이에서의 형광색깔을 측정하게 되면 다같이 어레이를 순차적으로 이렇게 스캐닝하면서 그래핀 양자점 어레이에서 나오는 형광색깔을 측정하게 되겠고요. 만약에 중금속이 존재한다 그러면 중금속에 의해서 그래핀 양자점에 나왔던 색깔이 죽어 버리는, 전자 전이에 의해서 중금속으로 전자 전이가 되거든요. 그러면 중금속이 잡히게 되면 그 전자전이 현상에 의해서 그래핀의 원래 색깔이 죽어 버리는 현상이 나오게 됩니다. 그래서 그 색깔이 죽어 버리는 정도를 우리가 측정함으로써 얼마만큼의 중금속이 존재한다는 것도 알 수 있는 그러한 방법이 되겠습니다. 처음에 pump 시스템에서부터... 그래서 이 소형기기 장비를 보시면 이 윗부분은 Micropump를 작동하기 위한 시스템이고요. 이 밑에 부분은 그래핀의 형광 시그널을 측정하기 위한 소형형광측정시스템이 되겠습니다. 그리고 또 하나는 통합된 샘플 전처리와 그래핀 양자점이 모두 통합된 디바이스, 그렇게 3가지로 구성되어 있다고 보시면 되겠습니다. 이런 원리를 통해서 샘플 전처리가 돼서 우리가 원하는 중금속만을 이온교환수지에 의해서 농축이 되는 그러한 단계가 첫 번째 단계이고요. 이러한 작동과정을 통해서 우리가 원하는 중금속만 농축됐다고 하면, 그것을 그래핀 어레이 형광측정시스템으로 자동으로 이동되겠고, 마찬가지로 프로그램도 automatic하게 각각의 그래핀 양자점에 있는 형광색깔을 순차적으로 스캐닝하면서 측정하게 되는 원리가 되겠습니다.