사용적합성 엔지니어링 프로젝트는 중요하다. 몇몇 기기는 허용 불가능한 위험을 일으키기도 한다. 다기능 의료기기의 경우 단순한 의료기기보다 광범위한 사용적합성 엔지니어링 프로젝트를 계획해야 한다. 그러나 단순한 의료기기라도 큰 위험을 안겨줄 수도 있고 사용적합성 엔지니어링 작업이 많이 필요할 수 있다.
의료기기 개발 활동에 잘 맞춰진 사용적합성 엔지니어링 프로젝트 구축은 중요하다. 어떤 의료기기는 사용적합성 문제 때문에 생기는 위험이 거의 없는 반면, 어떤 것들은 예상되는 위해요인이 파악되고 원인이 통제되지 않으면 허용 불가능한 위험을 야기하기도 한다. 이러한 이유로, 사용적합성 엔지니어링 프로젝트는 최소 몇 주에서 최대 몇 년이 걸리기도 한다. 더 많은 기능을 가진 의료기기(예: 혈액투석 장비, MRI 스캐너, 마취작업대)의 경우에는 기능적으로 단순한 의료기기(예: 채혈기, 네뷸라이저, 또는 혈압계)보다 훨씬 더 광범위한 사용적합성 엔지니어링 프로젝트를 계획해야 할 수도 있다. 그러나 더 단순한 의료기기라도 사용적합성과 관련한 더 큰 위험을 안겨줄 수도 있고 위험을 통제하기 위한 사용적합성 엔지니어링 작업이 더 많이 필요할 수도 있다. 위험의 한 요소인 위해요인과 맞닥뜨릴 가능성은 측정하기 매우 어려울 수 있다. 특히, 신개발 의료기기의 경우에는 생산 후 데이터 활용이 불가능하다. 그러므로 사용적합성 엔지니어링 프로젝트를 수립할 때 의료기기 사용과 관련된 잠재적 위해의 심각도가 위험통제 이전에 주로 고려되어야만 할 것이다.