3D프린터를 이용하여 제조된 환자 맞춤형 의료기기 제품의 치수는 각 제조마다 변경할 수 있으므로 출력물에 대한 치수 측정은 필수적이며 버니어캘리퍼스를 통해 대상물의 내/외측, 깊이를 측정할 수 있다. 일반적으로 버니어캘리퍼스는 자동식을 사용하는 것을 권장한다.
3D프린터를 이용하여 제조된 환자 맞춤형 의료기기 제품의 치수는, 각 제조마다 변경할 수 있는 특징이 있다. 그러므로 출력물에 대하여 치수 측정은 필수적인 공정이며, 버니어캘리퍼스를 통해 3D프린팅 제품 측정 대상물의 내/외측, 깊이를 측정할 수 있다. 또한 제품 설계 도면의 표준 치수 및 공차를 감안하여 측정하는 용도로 사용한다. 일반적으로 버니어캘리퍼스는 정확성, 신속성, 편리성으로 인하여 수동식 버니어캘리퍼스보다 자동식 버니어캘리퍼스를 사용하는 것을 권장한다. 또한 버니어캘리퍼스를 사용할 경우, 시험장비의 능력치(한계치)를 적절히 고려하여야 한다. 일반적인 예로, 본인의 제품이 400 mm의 측정을 하여야 하는데, 보유하고 있는 버니어캘리퍼스 능력치(한계치)가 300 mm의 장비라면 적절하지 못한 장비를 선택한 것이다. 그리고 장비 사용현황에 대하여 작성하면 추적성 측면에서도 효과적이다. 아울러 적절하게 제조업체의 규정에 맞게 적절한 기간을 설정하여 유지관리를 수행 하여야 한다.