국가수질오염공정시험기준은 정량한계가 낮게 설정되어 있으며, 연속흐름법과 연속자동측정방법의 측정범위가 다르게 설정되어 있고 또한, 넓게 설정되었다고 판단되어 정량한계 및 측정 범위에 대한 재논의가 필요하다고 여겨진다.
위의 [표 3-21]과 같이 Standard Method는 셀길이에 따라 측정할 수 있는 범위에 대해 제시하고 있다. 측정 방법상의 정량한계는 5 cm 셀을 이용할 때, 0.01 mg/L인 것으로 조사되었다. 하지만 국가수질오염공정시험기준은 정량한계가 다소 낮게 설정되어 있는 것으로 판단되며, 동일한 방법인 연속흐름법과 연속자동측정방법의 측정범위 또한 다르게 설정되어 있는 것으로 조사되었다. 또한, 측정범위가 지나치게 넓게 설정되어 있다고 판단된다. 이에 정량한계 및 측정 범위에 대한 재논의가 필요하다고 여겨진다. 이를 통해 저농도 측정 값에 대한 상대 정확도 산출시의 문제를 해결할 수 있을 것으로 판단되며, 추가적으로 정량한계 및 검출한계 이하의 측정 값에 대한 데이터 처리방안에 대한 논의도 수행 되어야 할 것으로 판단된다.