제조자는 형성평가를 안내할 사용자 인터페이스 평가 계획을 수립·유지해야 하며, 결과는 보고서에 저장되며 각 데이터를 통해 뒷받침된다. 설계 단점들을 완전히 해결하거나 필요하다면 재평가하게 하고, 개발 프로세스에서 형성평가를 수행하는 것이 옳다.
제조자는 IEC 62366-1:2015의 요구사항에 따라 형성평가를 안내할 사용자 인터페이스 평가 계획을 수립하고 유지하여야 한다. 결과는 보고서에 기록되며 가공되지 않은 데이터와 가공된 데이터(예: 태스크 성공 데이터를 포함하는 스프레드시트)를 통해 뒷받침된다. 만약 수집이 가능하다면 테스트 수행 사진도 뒷받침 자료가 될 수 있다. 테스트를 통해 밝혀진 설계 단점들을 공식적으로 기록을 남기고 계속 조사해서 완전히 해결하거나 필요하다면 재평가하도록 한다. 제조자가 새로운 문제를 발견할 가능성을 최소화하기 위해 총괄평가 이전에 형성평가를 충분히 수행하는 것이 가장 모범적인 예이다. 사용자 인터페이스 설계에 더 큰 영향을 줄 수 있는 단계인 개발 프로세스에서 형성평가를 수행하는 것이 바람직하다. 형성평가는 의료기기와 사용자 사이의 상호작용 중 제조자가 우려하는 어떤 면에 대해서도 수행할 수 있다. 예를 들자면, 사용자 만족도에 영향을 미치는 상호작용, 그리고 의료기기의 상업적 성공에 영향을 줄 수 있는 면들도 포함할 수 있다.