3D프린터 적층 가공으로 출력된 제품에 대해 우선 확인해야 할 항목은 실제 설계된 원본 데이터와 최종 제품의 크기 및 형태가 일치하는지 여부이며 이를 위해 3D스캐너 사용을 권장한다.
3D프린터 적층 가공으로 출력된 제품에 대하여 먼저 확인되어야 할 항목으로, 최초 STL 파일 원본 이미지와 적층 가공된 제품을 후처리 공정 완료 후, 실제 설계된 원본 데이터와 최종 제품이 일치하는지 크기 및 형태를 확인하여야 한다. 단순히 길이 및 높이를 측정하는 의료기기 제품은 버니어 캘리퍼스를 이용하여 측정할 수 있지만, 3D프린터를 이용해 적층된 대부분 의료기기 제품의 경우 기하학적인 구조를 이루고 있어 단순한 길이용 측정도구가 아닌 3D스캐너 및 기타 동등 이상의 검사용 소프트웨어 장비 사용을 권장한다. 특히, 의료기기 제품과 같이 정밀·정확도가 요구되는 제품의 경우에는 광학스캐너 방식의 3D스캐너 사용을 권장한다 (8.2.5 프로세스 모니터링 및 측정 참조).