RPC는 기관 선량측정 자료, 기관 품질보증 프로그램, 환자 치료 기록과 함께 TLD 검사 기록을 분석하며,  anthropomorphic phantom을 개발하여 IMRT 등과 같은 첨단 치료기술에 대한 평가를 진행하고 있다.
RPC는 기관의 선량측정 자료, 기관의 품질보증 프로그램, 환자 치료 기록과 더불어 TLD 검사 기록 등을 검토하며, reference condition 뿐만 아니라 보다 우수한 TLD 검사를 위하여 anthropomorphic phantom을 개발하여 IMRT 등과 같은 최신 치료기술에 대한 평가를 실시하고 있다. 출력선량 허용오차 범위는 ±5% 이내 이며 AAPM TG-51을 표준 프로토콜로 이용한다. 광자선의 경우 60Co-25 MV 범위까지 검사가 가능하며 전자선의 경우 5-25 MeV까지 검사가 가능하다. TLD의 선량 계산 방법은 TLD에 방사선이 조사된 후 열을 가하면 빛이 방출되는데, 이는 물질에서의 흡수선량, 광저장 물질의 균일성, heating cycle의 재현성, 방사선 에너지, 판독기의 민감도, 선량 대 빛의 선형성 등으로 선량이 결정된다.