클로로필-a 측정을 위하여 원심분리하거나 용매-저항 주사기를 여과하여 시료용액을 만들어 흡광도를 측정한다.
클로로필-a 측정을 위하여, 시료 적당량(100 ~ 2,000 mL)을 유리섬유여과지(GF/F, 45mm)로 여과한다. 여과지와 아세톤(9 + 1) 적당량(5 ~ 10 mL)을 조직마쇄기에 함께 넣고 마쇄한다. 마쇄한 시료를 마개 있는 원심분리관에 넣고 밀봉하여 4 ℃ 어두운 곳에서 하룻밤 방치한다. 하룻밤 방치한 시료를 500 g의 원심력으로 20분간 원심분리하거나 혹은 용매-저항(solvent-resistance) 주사기를 이용하여 여과한다. 원심 분리한 시료의 상층액을적당량을 취하여 층장 10 mm 흡수셀에 옮겨 시료로 하고, 아세톤(9 + 1)을 대조용액으로 하여 663, 645, 630 및 750 nm에서 시료용액의 흡광도를 측정한다.