전기전도도 측정계는 지시부와 검출부로 구성되어 있다. 지시부는 연산 증폭기 회로 등, 검출부는 전도도 셀 등을 사용하며 전기전도도 측정 값은 자체온도 보상회로가 장치되어 있는 것을 사용한다.
전기전도도 측정계는 지시부와 검출부로 구성되어 있으며, 지시부는 교류 휘트스톤브리지(wheatstonebridge)회로나 연산 증폭기 회로 등으로 구성된 것을 사용하며, 검출부는 한쌍의 고정된 전극(보통 백금 전극 표면에 백금흑도금을 한 것)으로 된 전도도 셀 등을 사용한다. 전도도 셀은 그 형태, 위치, 전극의 크기에 따라 각각 자체의 셀 상수를 가지고 있다. 셀 상수는 전도도 표준용액(염화칼륨용액)을 사용하여 결정하거나 셀 상수가 알려진 다른 전도도 셀과 비교하여 결정할 수 있으나, 일반적으로 기기 제작사의 지침서 또는 설명서에 명시되어 있다. 전기전도도 측정 값은 온도의 영향을 받기 때문에 자체온도 보상회로가 장치되어 있는 것을 사용하거나, 온도에 따른 환산식을 이용하여 25 ℃에서 전기전도도 값으로 환산해야 한다.