정제액에 여러 간섭물질이 들어가 있기 때문에 크로마토그래피적 정성법으로는 결과의 신뢰성 담보가 어렵다. 하지만 LC-MS 를 사용하여 기기를 분석한 경우 정성 분석 능력을 인정하여 추가 재확인 과정은 불필요하다. 
기기분석을 수행한 검체액에 대하여 다른 특성이나 분석원리를 이용하여 기기분석 결과를 재확인하는 정성적 과정이다. 앞서 언급한 바와 같이 정제액이라 하더라도 다수의 간섭물질이 여전히 포함되어 있으므로 GC와 HPLC에서의 머무름 시간과 같은 간단한 크로마토그래피적 정성법으로는 분석 결과의 신뢰도를 보장할 수 없는 경우가 많다. 즉 대상성분의 peak와 머무름 시간이 거의 동일한 간섭물질이 혼입될 가능성이 많으므로, 분리 특성이 상이한 추가의 크로마토그래피법이나 다른 분석법을 이용하여 기기 분석 결과를 재확인하도록 요구되어 진다. 그러나, LC-MS(/MS)나 GC-MS(/MS)를 이용하여 기기분석을 수행한 경우, 해당 질량분석기의 강력한 정성 분석 능력을 인정하여, 추가적인 재확인 과정이 요구되어 지지 않는다.