기기로부터 수집된 베이스라인 노이즈는 분석자가 쉽게 제거할 수 있지만, 분석 대상화합물의 피크와 정량에 영향을 미친다. 피크면적 계산이 보편화 되어있지만, 노이즈 측정은 피크하이트로 측정해 왔다. S/N ratio는 검출 수준 결정의 요소이지만 국제적 표준이 없어 논쟁 끝에 현재는S/N로서 산출한다.
기기로부터 수집된 noise는 전기적이거나, 화학물질에 의해 생성되는 원치 않는 signal 이다. baseline noise의 경우 분석자가 filtering이나 smoothing을 통해 쉽게 제거할 수 있지만, 분석 대상화합물의 peak 에도 영향을 미치므로 결국 정량에 영향을 미친다. 크로마토그래피에서 주입된 양은 모두 칼럼을 통해 나온다는 가설아래 대부분의 검출기 신호 수집 이후 정량은 peak의 면적 (area)으로 계산하는 것이 보편화 되어있는 반면, noise의 측정은 신호의 세기, 혹은 감도 (sensitivity)로 확인하므로 peak height로 측정 해 왔다. S/N ratio는 분석대상물질의 기기상의 검출한계(instrumental detection limit)를 산출하는 가장기본적인 요소이다. S/N ratio는 정성적 검출과 정량적 검출의 수준을 결정하는 요소이나, 그 측정방법에 있어 국제적인 표준은 없다. S/N ratio의 측정에 대한 통계적 논리와 원리에 대해 많은 논쟁이 있어 왔지만, 지금은 대부분 S/N ratio를 S/N로서 산출하는 것이 보편화 되어 있다. 일반적으로 S/N ratio가 2 이상이 되면 peak은 육안으로 명확하게 인지될 수 있고, 3 이상이면 정확한 peak 면적의 측정은 안 될 지라도 보다 명확하게 확인이 되는 수준이다.