클로로필-a의 양을 산출을 위해 발광다이오드를 이용하여 파장의 빛을 조사하고 방출되는 형광의 세기를 검출한다.
구체적으로 발광다이오드를 이용하여 일정한 파장의 빛을 조사하고 방출되는 형광의 세기를 검출한다. 수질자동측정망에 이용되는 다파장 온라인 조류측정기는 450 nm, 525nm, 570 nm, 590 nm, 610 nm의 파장의 빛을 채수된 시료에 조사한다. 이후, 방출되는 형광의 세기를 680 nm 필터를 거친 후에 측정하여, 클로로필-a의 양을 산출한다. 이때, 시료 중의 클로로필-a의 양을 정확하게 측정하기 위하여 투과도 빛 다이오드의 밝기를 검출하여, 초기에 방출하는 파장의 세기를 조절한다. 수질자동측정망에 이용하는 단파장 온라인 조류 측정기의 경우, 470 nm 파장의 빛을 조사하여 방출되는 685 nm 형광의 세기를 측정하여, 클로로필-a의 양을 산출한다.