현행 품질보증 기준의 정밀도와 편향의 경우, 기준 값이 비율을 나타내고 있어 문제점이 있다. 일부는 표준 용액에 농도에 따라 기준에 대한 만족도가 달라지므로 기준 Unit을 설정하거나 사용하는 표준용액의 농도를 정의하는 것이 바람직하다.
특히 현행 품질보증 기준의 정밀도와 편향의 경우, 기준 값이 비율을 나타내고 있어 문제를 내포하고 있다. 일부 항목의 경우, 품질보증 시 사용하는 표준 용액에 농도에 따라 기준에 대한 만족여부가 달라진다. 때문에 아래 [표 3-13]의 일반 항목 센서의 보정 기준처럼, 기준 Unit을 설정하거나 사용하는 표준용액의 농도를 정의하는 것이 바람직하다. 기준 Unit 설정 시, 센서의 경우에는 전기 신호적 오류에 대해 고려하여야 하고 분석항목의 경우에는 해당 분석방법의 검출한계나 정량한계에 대해 고려하여야 한다. 또한 분석기기의 경우, 설치 위치나 제조사에 따라 측정 범위가 다르게 설정되어 있기 때문에 그에 맞는 적절한 품질 보증 기준이 필요하다. 한편 클로로필-a 같은 경우, 자동 측정기기의 측정 정확성에 대한 논란이 있기 때문에 정확성 향상을 위한 방안 마련이 우선적으로 이루어져야 한다.