심장충격기에 권고되는 필수성능 항목에 치료 결과 판단을 위한 기타  기능이 포함될 수 있고, 위험관리를 통해 고장과 오사용로 인한 성능저하를 다뤄야 한다.
심장충격기들은 필수성능으로 권고될 수 있는 항목이 매우 유사하다. 하지만 치료의 결과를 판단하기 위해 ECG 파형 (IEC 60601-2-27)을 사용하는 것처럼 기타 기능들이 필수성능 항목으로써 추가될 가능성도 있다. 표 201.101에 주어진 항목들의 의미는 기기가 꼭 필요한 치료 기능을 전달하도록 제조자가 기술한 데로 작동되어야 함을 의미한다. 오사용이나 단일고장 상태에서의 성능 저하는 위험관리를 통해 다루어져야 한다. 필수성능 요구사항이 다른 요구사항의 적합성을 보이기 위해 반복적으로 사용될 경우, 대표적인 시험 조건이 사용되어질 수 있다.