수동분석 결과 클로로필-a는 오후 1시부터 증가했지만, 자동측정기기의 결과 오후 1시에 가장 낮은 값을 나타냈다. 결국 측정 값의 차이가 상당한 것을 알 수 있다.
수동분석 결과, 용봉 측정소에서의 클로로필-a 농도는 65 ~ 120 mg/m3으로 나타났다. 클로로필-a는 오전 중에 감소하다가 오후 1시부터 증가하는 추세를 보이고, 오후 4시에 최고치를 나타낸 이후부터는 다시 감소하였다. 자동측정기기의 결과를 보면 오후 1시에 가장 낮은 값을 나타내고, 오후 1 ~ 2시 사이에 증가하였다가 감소하고 계속 증가하여 오후 4시에 최고치를 나타낸 이후에 감소하는 경향을 나타낸다. 결과를 보면 자동측정기기의 종류와는 관계없이 수동 분석과 비슷한 경향을 나타내고 있으나, 측정 값의 차이가 상당한 것을 알 수 있다.