요즘 TLD를 사용하여 환경방사선 변동을 체크하고 있다. TLD는 비싸지 않고 계측조작이 쉬우며, 설치주변의 환경감마선량을 무리 없이 체크할 수 있다는것이 장점이다. 하지만 TLD는 설치 장소의 상황이 고려되어야 하며 선량값/판독값의 상관관계에 대한 파악이 필요하다. 
집적선량에 대하여 초기에는 유리선량계, 필름뱃지 등을 이용하였지만, 최근에는 안전성이 높고 감도가 양호한 열형광선량계(TLD)를 이용하여 환경 중 감마선량의 일정기간(현재 감시주기는 분기별)에 걸친 적산선량을 구하여 환경방사선 변동감시를 하고 있다. TLD는 비교적 저렴한 가격이고, 연속모니터에 비해서 계측조작도 간단하므로 측정지점을 많이 설정할 수 있으며, 설치주변의 환경감마선량을 무리 없이 감시할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 그러나 환경감마선의 감시에 사용하는 TLD는 설치할 장소의 환경조건 등이 충분히 고려되어야 하며, 감시선량 범위에서 선량값/판독값의 직선성에 대해서 파악되어야 한다. 또한 변동폭이 작고, 열화특성(fading), 자기조사(self irradiation) 등에 의하여 영향을 작게 받는 TLD 소자를 선택해야 하며, 반복적으로 사용하더라도 직선성의 변화가 없는 TLD 소자를 선택해야 한다. 환경방사선 감시에 많이 사용되고 있는 소자로는 CaSO4:Tm, Mg2SiO4:Tb, LiF:Mg, Cu, P, CaF2:Dy 등이 있다.