Когда в России появился первый маммограф?
Маммография
В настоящее время в мире в подавляющем большинстве случаев для диагностики рака женской молочной железы (РМЖ) используют рентгеновскую проекционную маммографию, пленочную (аналоговую) или цифровую. В Европе и странах Северной Америки цифровая маммография на основе детекторов прямого преобразования постепенно вытесняет плёночную из-за наличия больших возможностей по работе с полученным изображением и возможности интеграции с медицинской информационной сетью. Причем в рутинной цифровой рентгенографии применяются детекторы на основе a-Si (аморфного кремния), а в цифровой маммографии детекторы на основе a-Se (аморфного селена) вследствие прямого преобразования сигнала и отсутствия промежуточных этапов в получении рентгеновского изображения у селеновых детекторов. Самыми первыми и самыми старыми аппаратами (с 2000 года) на рынке являются маммографы General Electric (детекторы aSi с разрешением 4 пары линий на мм).
Рентгеновский маммограф
Особенностью большинства маммографов является молибденовый анод. Для молибдена характеристическое рентгеновское излучение с дискретным спектром возникает при потенциале возбуждения 20 кВ. Поэтому напряжение анода у таких маммографов обычно выбирается в диапазоне от 20 до 40 кВ. Применяются микрофокусные рентгеновские трубки (0,1 и 0,3 мм) с вращающимся анодом. Для дополнительной фильтрации рентгеновского излучения применяются молибденовые и алюминиевые фильтры. Они срезают низкоэнергетическую часть рентгеновского спектра, которая не участвует в образовании изображения на плёнке. Для уменьшения рассеянного излучения используют растр. Расстояние фокус рентгеновской трубки — плёнка можно изменять для геометрического увеличения изображения. 