Un analizador de energía de electrones hemisférico o analizador de deflexión hemisférica es un tipo de espectrómetro de energía de electrones que se utiliza generalmente para aplicaciones donde se necesita una resolución de alta energía: diferentes variedades de espectroscopía de electrones, como la espectroscopía de fotoemisión resuelta en ángulo (ARPES), la espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) ) y espectroscopía electrónica Auger (AES)  o en aplicaciones de imágenes como microscopía electrónica de fotoemisión (PEEM) y microscopía electrónica de baja energía (LEEM).

Función 

Un analizador hemisférico consta de dos electrodos hemisféricos concéntricos (hemisferios internos y externos) de radios  y  mantenido a los voltajes adecuados. En tal sistema, los electrones se dispersan linealmente, dependiendo de su energía cinética, a lo largo de la dirección que conecta la entrada y la rendija de salida, mientras que los electrones con la misma energía se enfocan en primer orden. 

Cuando dos voltajes,  y , se aplican a los hemisferios interno y externo, respectivamente, el potencial eléctrico en la región entre los dos electrodos se deduce de la ecuación de Laplace:

 

El campo eléctrico, apuntando radialmente desde el centro de los hemisferios hacia afuera, tiene la conocida forma de movimiento planetario 

 

Los voltajes se establecen de tal manera que los electrones con energía cinética  igual a la llamada energía de paso  sigue una trayectoria circular de radio . La fuerza centrípeta a lo largo del camino es impuesta por el campo eléctrico.  . Teniendo esto en cuenta,

 

La diferencia de potencial entre los dos hemisferios debe ser

 

Un solo detector en el radio  en el otro lado de los hemisferios se registrarán solo los electrones de una sola energía cinética. Sin embargo, la detección se puede paralelizar debido a la dependencia casi lineal de los radios finales de la energía cinética. En el pasado, se usaban varios detectores de electrones discretos (Multiplicador de electrones), pero ahora prevalecen las placas de microcanal con pantallas fosforescentes y detección de cámara.

En general, estas trayectorias se describen en coordenadas polares  para el plano del gran círculo para electrones que inciden en un ángulo  con respecto a la normal a la entrada, y para los radios iniciales  para tener en cuenta la apertura finita y los anchos de rendija (típicamente 0,1 a 5 mm): 

 

donde  .

Como se puede ver en las imágenes de las trayectorias de electrones calculadas, el ancho de la rendija finito se mapea directamente en los canales de detección de energía (confundiendo así la propagación de energía real con el ancho del haz). La dispersión angular, aunque también empeora la resolución de la energía, muestra algo de enfoque, ya que las desviaciones negativas y positivas se asignan al mismo punto final.

Cuando estas desviaciones de la trayectoria central se expresan en términos de los pequeños parámetros  definido como , , y teniendo en cuenta que  en sí mismo es pequeño (del orden de 1°), el radio final de la trayectoria del electrón, , es dado por

.

Esto significa que para la dispersión de energía de  una mancha de  se agrega en cada punto del detector. Por tanto, esta mancha se confunde con la verdadera dispersión de energía. . De ello se deduce que la resolución de energía instrumental, dada en función del ancho promedio de las dos rendijas  y el ángulo de incidencia máximo  de los fotoelectrones entrantes, que a su vez depende de , es

 .

La resolución mejora al aumentar . Sin embargo, los problemas técnicos relacionados con el tamaño del analizador ponen un límite a su valor real, y la mayoría de los analizadores lo tienen en el rango de 100 a 200mm. Energías de paso inferior  también mejoran la resolución, pero luego se reduce la probabilidad de transmisión de electrones y la relación señal-ruido se deteriora en consecuencia. Las lentes electrostáticas en frente del analizador tienen dos propósitos principales: recolectan y enfocan los fotoelectrones entrantes en la rendija de entrada del analizador, y desaceleran los electrones al rango de energías cinéticas alrededor. , para aumentar la resolución.

Cuando se adquieren espectros en modo barrido, los voltajes de los dos hemisferios, y por lo tanto la energía de paso, se mantienen fijos; al mismo tiempo, los voltajes aplicados a las lentes electrostáticas se barren de tal manera que cada canal cuenta electrones con la energía cinética seleccionada durante la cantidad de tiempo seleccionada. Para reducir el tiempo de adquisición por espectro, se puede utilizar el modo instantáneo (o fijo). Este modo aprovecha la relación entre la energía cinética de un fotoelectrón y su posición dentro del detector. Si el rango de energía del detector es lo suficientemente amplio, y si la señal de fotoemisión recolectada de todos los canales es lo suficientemente fuerte, el espectro de fotoemisión se puede obtener en una sola toma a partir de la imagen del detector.

Véase también 

 Espectrometría de masas

Referencias 

Espectroscopia